230 
aflæste Luftvolumina er reducerede til 0°, 760 mm. Tryk og 
Tørhed. 
Det til Absorption af Kulsyre i Respirationsapparaterne an¬ 
vendte Barytvand har en Styrke, der temmelig nær svarer til 
1 U Vol. luftformig Kulsyre. Det opbevares i en Flaske paa om¬ 
trent 5 Liter og udtømmes herfra til Brug gennem en Hævert. 
Ved Hjælp af en Vandblæser presses Luft gennem 3 Wulf’ske 
Flasker, af hvilke den første indeholder Sæbesyderlud, den næste 
Natronkalk og den tredie fortyndet Svovlsyre, saaledes at Luften 
bliver fuldstændig kulsyre- og ammoniakfri. Denne Luft anvendes 
dels til Udskylning af Absorptionsflasker og Titrerflasker, dels til 
at presse Barytvandet op i Pipetter og den til Titrering anvendte 
Svovlsyre op i en Burette. Til Absorptionsflasker i Respirations- 
apparaterne anvendes Centrifugeglas paa c. 70 cc. med noget ind- 
snevret Hals, omkring hvilken der findes et Mærke, hvortil Proppen 
skal sættes i. Barytvandet afmaales med en 50 cc. Pipette, der 
umiddelbart før Brugen skylles med c. 20 cc. af samme Barytvand. 
Efter Respirationsforsøget ombyttes de gennemborede Kautschuk- 
propper med Korkpropper, og Barytflaskerne centrifugeres i c. 
10 Minutter, hvorved al den kulsure Baryt bundfældes. Med en 
Pipette, der først er skyllet med c. 10 cc. af den klare Baryt- 
opløsning, afmaales dernæst 25 cc. af denne i en snæverhalset 
(Kjeldahls) Kolbe, der i Forvejen er udskyllet med kulsyrefri Luft. 
Der titreres med Svovlsyre af en Styrke, der nøjagtig svarer til 
1 U Vol. luftformig Kulsyre (ved 0° og 760 mm. Tryk), og som 
Indikator anvendes 2 Draaber Fenolftalein. Differensen mellem den 
forbrugte Svovlsyremængde og den Mængde, der udkræves til Af¬ 
farvning af 25 cc. frisk Baryt, skal saaledes blot divideres med 2 
for at finde den under Respirationsforsøget af hele Barytmængden 
absorberede Kulsyre. 
Fejlkilder og Nøjagtighed. 
Nøjagtigheden i Bestemmelsen af et Respirationsforsøgs Re¬ 
sultater afhænger af Nøjagtigheden i følgende enkelte Bestemmelser: 
\ 
