378 
M'^, M^, en relation avec une trompc au moyen d’im tube 
lateral. 
Fonctionnement de Tappareil. On fait le vide dans le tube 
au moyen de la trompe A et dans le premier manclion 31^. Le 
mercure monte, remplit le tube et en méme temps la cupule jusqu’å 
un certain niveau. On laisse pénétrer l’air dans le manclion ilfL 
La pression atmosphérique agissant sur la membrane cbassera 
le mercure dans le tube; en méme temps la soupape se fermera. 
Le mecure, par ce fait, empéclié de redescendre, montera dans le 
tube en remplissant la seconde cupule 72^. Le second manclion est, 
en ce moment, en relation avec une trompe å faire le vide. On 
fait le vide de nouveau dans le premier manchon 31^, on laisse, 
au coutraire, pénétrer l’air dans le manebon 3'P. Le méme pbéno- 
méne se répéte, c’est-å-dire que la colonne de mercure peut étre 
élevée d’une nouvelle quantité, et ainsi de suite. 
Fig. IL Cette seconde figure représente un appareil d’aprés 
le méme principe, mais encore plus simple. J’ai déerit Tappareil 
montré par la premiere figure le premier parce que je l’ai inventé 
le premier et que les mouvements montants et descendants de la 
membrane ont une ressemblance surprenante avec ceux du torus. 
La seconde figure représente simplement une cuve remplie de mer¬ 
cure, dans laquelle se trouve un tube barométrique courbé pourvu 
intérieuroment d’une soupape qui peut s’ouvrir de bas en baut et a 
la bouebe d’une soupape qui s’ouvre dans la direction opposée. 
La partie courbée du tube barométrique se trouve dans une cuve 
fermée qui å l’aide d’un tube peut étre mise en communication avec 
une trompe å eau; dans cette cuve fermée se trouve un autre tube 
barométrique construit comme le montre le dessin d’aprés le modéle 
du premier. Ce tube barométrique traverse bermétiquement la cuve, 
sa partie courbée se trouvant dans une nouvelle cuve construite 
comme la précédente, et ainsi de suite, toutes les euves étant eu 
communication avec des tubes barométriques. 
