380 Mémoires 
Son affinité avec l’air vital, eft très-puiffante ; Ta com- 
buftion eft rapide, facile à animer , & ne fournit aucun 
produit aériforme. 
D’après ces propriétés du phofphore , voici, ce me 
femble , la maniéré la plus fimple de conftruire un eu- 
diometre. 
Qu’on faffe fouffler une boule à l’extrémité d’un tube 
de verre bien calibré, dont le diamètre intérieur foit au 
moins de deux lignes & demie à trois lignes, & qui ait 
environ cinq ou bx pouces de longueur ; les dimenbons 
de la boule doivent être telles , que fa capacité foit 
égale à un peu plus que deux fois la capacité du tube , 
& à moins que trois fois cette même capacité. On va 
en voir la raifon. 
Pour établir une graduation fur cet inbrument, il faut 
divifer toute fa capacité en quatre parties égales. La 
quatrième partie fe trouvera renfermée dans la longueur 
du tube avec une portion de la troibeme. Après avoir 
mefuré la longueur de la portion de tube qui renferme 
toute une partie, on pourra aifément tracer fur le papier 
une graduation qui divifera cet efpace en vingt-cinq de¬ 
grés. Chacun de ces degrés fera un vingt-cinquieme de la 
capacité du quart de l’inbrument, & par conféquent un 
centième de la capacité totale. Si le même efpace eb: 
divifé en cent degrés , chacun d’eux repréfentera un 
quatre centième. Enbn , b l’on veut que la graduation 
indique jufqu’à des millièmes, on pourra commencer 
par divifer toute la capacité de l’inbrument en cinq 
parties égales. Si l’on fubdivife enfuite l’un de ces cin¬ 
quièmes en cent degrés , chacun d’eux repréfentera un 
cinq centième = o, 002. 
La graduation , tracée fur du papier, fera exaélement 
