^Sz Mémoires 
de fer & l’inllrument qui lui eft maftiqué , on ferrera 
la vis dans Ton écrou jufqu’à ce que les cuirs intermé¬ 
diaires ne puiffent plus fe comprimer , ce qui rendra 
i’eudiometre parfaitement clos & comme hermétique¬ 
ment fermé. 
Si avant de le fermer ainfi on y a introduit une par¬ 
celle de phofphore , il fuffira , pour opérer fa com- 
buftion & la féparation de l’air vital , d’approcher la 
boule du matras d’une bougie allumée. Le phofphore 
s’enflammera fubitement. L’air , d’abord dilaté par la 
chaleur , tendra à s’échapper ; mais bientôt abforbé par 
le phofphore brûlant, il perdra fon élafticité , & cette 
portion d’air abforbée fera réduite à moins de o, ooi 
de fon volume. 
Pour compléter cette abforption , il eft néceffaire 
d’approcher trois ou quatre fois la bougie de la boule, 
afin que la chaleur aide le phofphore à s’emparer de la 
petite quantité d’air qui a pu échapper à la premdere 
combuftion. On fent d’avance qu’il eh: néceffaire d’em¬ 
ployer dans chaque effai une dofe furabondante de 
phofphore. 
Pour connoître la quantité d’air vital abforbé dans 
chaque expérience, il ne manque plus qu’à ouvrir l’eu- 
diometre , en le tenant plongé par fon extrémité dans 
une liqueur quelconque qui puiffe s’élever dans le col, 
& remplacer l’air qui s’efl uni au phoi'phore. J’ai préféré 
le mercure à tout autre fluide , & me fuis fervi, pour 
cette manipulation , d’un vafe cylindrique , ou efpece 
d’étui en bois compafle & bien fa in ( hg. 2. ) , percé 
jufqu’à une profondeur d’environ cinq pouces d’un trou 
quarré, dans lequel pouvoir gliffer, fans frottement fen- 
fible, la tête quarrée de la vis D. Ce trou quarré, étant 
