DE VAcadémîe de Toulouse, ^83 
prefque entièrement rempli de mercure, il faut y plonger 
l’extrémité de l’eudiometre , où la combuüion a déjà 
été opérée-. Alors on peut aifément , au moyen de la 
clef E , déviffer le bouchon qui ferme l’inllrument. 
AulTi-tôt que le mercure peut fe faire jour dans le tube, 
il y jaillit, & s’élève enfuite lentement. îi faut alors 
enfoncer l’eudiometre dans l’étui ou vafe à mercure , 
& avoir foin que la liqueur qui s’eft introduite dans le 
tube , & celle qui l’entoure extérieurement, foient de 
niveau. La graduation indique fur le champ la quantité 
d’air vital abforbé , puifque cette quantité ell exaâe- 
ment repréfentée par le volume du mercure qui eft 
entré dans le matras. 
Je ne m’étendrai pas ici fur la maniéré la plus commode 
de faire ces épreuves, & fur les moyens de rendre cet 
inftrument portatif & facile à manier. Ces détails mi¬ 
nutieux , auxquels chacun peut aifément fuppléer, pour¬ 
ront un jour être inférés ailleurs, fi l’ufagç de cet inflru- 
ment me conduit à le perfedionner. 
