CONSTRUCTION d’uN TÉLESCOPE 13 
longue-vue, que nous conseillerions de le placer sur un 
support équatorial. 
L’axe horaire du télescope est en fer tourné ; il mesure 
35 millimètres de diamètre et 15 centimètres de long. Il 
porte un épaulemeht et est fileté à sa partie supérieure, 
de sorte qu’on peut, au moyen d’un écrou et d’une plaque 
de fer, le fixer solidement au milieu du plateau de chêne 
qui supporte les montants. L’axe horaire s’engage par sa 
partie inférieure dans un trou creusé dans un fer épais 
coudé en double équerre. Le trou dans lequel tourne l’axe 
horaire a été soigneusement fait au tour et permet d’ob¬ 
tenir un mouvement très doux et très régulier, ce qui est 
extrêmement important. Le fer coudé portant l’axe ho¬ 
raire est fixé au moyen de robustes vis à bois sur une 
lourde bille de bois qui forme le pied du télescope, et il 
est placé de manière à ce que l’axe horaire fasse avec 
l’horizontale un angle d’environ 45 degrés : c’est là une 
première approximation pour orienter cet axe dans la 
direction du pôle. Mais on obtient une orientation très 
précise en faisant reposer la bille de bois sur trois vis 
calantes (1). 
Pour pouvoir tirer tout le parti possible d’une monture 
équatoriale, il est nécessaire de lui adjoindre les deux 
cercles gradués qui permettent de trouver, au moyen de 
leurs coordonnées, les astres invisibles à l’œil nu. A pre¬ 
mière vue, il peut paraître très difficile de graduer soi- 
"même un cercle avec précision. En réalité, on y arrive 
facilement et surtout rapidement. On se procure chez un 
horloger une petite roue dentée en acier, la plus fine que 
l’on puisse trouver. On adapte cette roue à un manche, à 
la manière d’une roulette à canneler, et on n’a plus qu’à 
faire mouvoir la roue en ligne droite sur une longue 
bande de cuivre, en appuyant suffisamment pour impri¬ 
mer les divisions dans le métal. On calcule la longueur à 
donner à cette bande de cuivre, de manière à ce que cha- 
(1) Pour le détail de l'orientation d’un équatorial, consulter : ins¬ 
tructions pour L’usage de l’équatorial, par Bigourdan, Paris, 1893. 
