35 
préparations définitives, il vaut mieux ne pas les recouvrir de la 
lamelle : la vision est plus nette et on n’a pas à craindre le con- 
tact du réactif puisque c’est l'huile de cèdre, qui est inoffensive. 
Après avoir garni le microscope de l'objectif à immersion (qui 
ne doit jamais, en raison de sa fragilité et de sa valeur, rester 
à demeure sur l'appareil) et d'un oculaire puissant, mettre une 
goutte d'huile de cèdre sur la partie colorée ou sur la lamelle qui. 
la recouvre et l'installer sur la platine. Ensuite monter à fond le 
condensateur Abbé, puis descendre le tube jusqu'à ce qu'il touche 
l'huile, mettre l'œil à l’oculaire et faire la mise au point en agis- 
. sant très légèrement sur la vis micrométrique. Pour explorer toute 
la préparation, ce qui est toujours nécessaire pour une bonne 
observation, on peut actionner les vis à  molettes latérales, si la 
platine en est munie ou simplement déplacer la lame à la main. 
Avant d'enlever la lame de la platine, 11 faut toujours abaisser 
un peu le condensateur et relever le tube, afin de ne pas rayer les 
lentilles par le frottement. L'observation terminée, on enlève lob- 
jectif à immersion, on l’essuie avec le linge fin, auquel 6n met un 
peu de xylol, si cet objectif est encrassé, puis on lenferme de 
suite dans son étui en cuivre: 
On remarquera que le grossissement peul s’obtenir par les ocu- 
laires, par les objectifs et par lallongement du tube jusqu'à 
160 mm. Le grossissement par oculaire assombrit grandement 
l'éclairage et diminue la netteté de l’image ; celui par allonge- 
ment du tube a ces inconvénients, mais à un degré bien moindre. 
On commencera donc par augmenter le grossissement par les plus 
puissants objectifs que l'on possède, puis en allongeant le tube et 
enfin en mettant un oculaire plus fort. Pratiquement un oculaire 
2 et un objectif à immersion de 1/15 m. Nachet, donnent un gros- 
sissement de 1.000 diamètres environ, bien assez fort pour voir 
les bactéries et les spores qui nous intéressent, attendu qu'avec 
l'oculaire 1 et le même objectif, on peut voir déjà disinetement 
ces infiniment petits à un grossissement de 700 environ. 
Au cours des observations microscopiques, la vue est souvent 
gènée par des objets divers qui n'on rien de commun avec la 
préparation. 'Tantôt ce sont des grains de poussière, placés sur les 
lentilles de l'objectif ou de l’oculaire ou sur la préparation elle- 
même. En déplaçant celle-ci à la main et en faisant tourner l’ocu- 
laire, il est aisé de voir rapidement où ces poussières se trouvené: 
On les essuie. Tantôt ce sont des bulles d’air qu'on reconnait faci- 
lement à ce qu’ellés se présentent sous forme de sphères avec un 
point brillant, au centre d'un anneau sombre. Si ces bulles d'air 
sont trop nombreuses, la préparation est à rejeter ; s'il n'y en a 
que quelques-unes, on examine les parties, qui en sont exempies ; 
