Forderung 
einer intensi- 
ven, gleichmäs- 
sigen u. kalten 
Lichtquelle. 
Uranus 
Muskeln, Sehnen, Nerven, Knorpel und Knochen des mensch- 
lichen Körpers so durchdringen, dass kein unerreichter Herd 
mehr übrig bleiben und den Ausgang zu einer neuen Erkrankung 
bilden kann. Diese Strahlen üben auf die erkrankten Teile eine 
ganz vorzügliche Heilwirkung aus, die sich ganz besonders in 
der weichen Abheilung und narbenlosen Neubildung der durch 
die Krankheit zerstörten Gewebe kenntlich macht. Zudem ist 
die Anwendung dieser Strahlen eine schmerzlose und kann be- 
liebig oft wiederholt und beliebig lange ausgedehnt werden, 
ohne durch Schmerzen oder Blutverlust die Behandlung zu be- 
schränken. Zur neueren Lichtbehandlung gehört jedoch nicht 
bloss die Blaustrahlung, sondern es muss auch gefordert werden, 
dass das Licht intensiv, kalt und gleichmässig ist. Um das 
elektr. Bogenlicht intensiver zu gestalten, sammelte Finsen das 
Licht durch Reflektoren und konzentrierte es durch Linsen auf 
eine Kreisfläche von 2 cm Durchmesser. Da nun die Wirkung 
des Lichtes mit dem Quadrate der Entfernung abnimmt, so 
muss die Behandlung so erfolgen, dass die erkrankte Stelle der 
Lichtquelle möglichst nahe kommt. Dies kann jedoch nur ge- 
schehen, je besser es gelingt, die Wärmeentwicklung unschädlich 
zu machen und die Lichtstrahlen soweit abzukühlen, dass der 
Patient nicht störend beeinflusst wird und die Behandlung min- 
destens in 12 bis 13 cm Entfernung von der Lichtquelle vorge- 
nommen werden kann. 
Bis heute sind eben alle unsere Lichtquellen Hitzestrahler, 
so dass wir uns durch Wasser und Glasglocken helfen müssen, 
die Wärme abzufangen. Finsen lässt daher die Lichtstrahlen 
durch ein rohrartiges (sefäss gehen, welches zu beiden Seiten 
durch Glasglocken oder Linsen abgeschlossen ist, in dem reines 
kaltes Wasser ständig zufliessen und das erwärmte Wasser ab- 
fliessen kann. Sollen zugleich auch die roten, orange und gel- 
ben Strahlen ausgeschaltet werden, so wird dieses Kühlwasser 
in ein Lichtfilter verwandelt, indem es mit einer Lösung von 
Methylenblau oder von schwefelsaurem Kupferoxyd gefärbt wird. 
Der Unterschied beider Lösungen besteht darin, dass Methvlen- 
blau mehr Wärme und das andere mehr rote Strahlen verschluckt. 
Je länger nun solche als Kühlvorrichtung oder als Lichttfilter 
dienenden Apparate sind, desto weiter wird der Patient von der 
Lichtquelle entternt sein müssen und desto schwächer wird die 
Wirkung der ganzen Behandlung sein. Das Defizit wird man 

