N ee 

deswegen — von andern Gründen abgesehen — des Nachts statt. 
Um schon kleine Unterschiede im Wert g feststellen zu können, 
muss natürlich die Schwingungsdauer präcis bestimmt werden. 
Dies wird erreicht einmal durch mehrere Beobachtungsreihen, 
deren jede einzelne eine Stunde in Anspruch nimmt. Würde 
man z. B. etwa eine Stunde lang die Schwingungen zählen und 
die ganze Beobachtungszeit durch die Anzahl der Schwingungen 
dividieren, so liesse sich die Schwingungszeit schon recht genau 
feststellen, aber die Beobachtungsmethode würde zu sehr an- 
strengen, wäre überdies unsicher und geisttötend. Verfeinert und 
anregender wird die Beobachtung durch die Methode der Koinci- 
denzen: die schwingenden Pendel tragen am obern Ende einen 
mitschwingenden Spiegel. Die Präcisionsuhr auf der Zentral- 
station ist in elektrischem Kontakt mit dem Elektromagneten 2er 
Kästchen, von denen eines sich auf der Zentralstation, das andere 
aut der Feldstation befindet. Diese Kästchen tragen Fernröhren, 
mit denen der Pendelspiegel beobachtet werden kann. Am vor- 
dern Ende des Kästchens befindet sich ein beweglicher Schlitz, 
der alle 2 Sekunden durch die Uhr auf der Centralstation einmal 
auf und ab bewegt werden kann. Dabei kann jedesmal ein Licht- 
strahl auf den Pendelspiegel fallen. Der reflektierte Strahl wird 
immer dann durch die Mitte des Fernrohrgesichtsfelds gehen, 
wenn die Pendelschwingung gerade mit der Uhrpendelschwingung 
zusammenfällt. Die Zeit dieser Koincidenzen wird notiert und 3 
nun kann aus vielen, weit auseinanderliegenden Koincidenzen im 
Lauf einer Stunde die Schwingungsdauer der Pendel sehr genau 
bestimmt werden. 
Viele Nebenumstände wirken auf den so erhaltenen Zeitwert u 
ein, vor allem die Temperatur. Der Beobachter und die Lampe 
strahlen Wärme aus. Um die Pendel vor dieser Wärmestrahlung 
zu schützen, werden sie im Innern eines hölzernen Kastens auf- 
gehängt, der nur die für die Einsicht nötigen Oeffnungen hat, 
die 'Thermometer, deren Gang auf den Temperaturgang des 
Pendels möglichst abgestimmt ist, hängen ebenfalls im Innern G 
des Kastens. Die Luft im Kasten kann durch einen Windflügel 
ab und zu umgerührt werden, die Bedienung des Pendels (Heben 
und Senken, Frteilen der Amplitude) kann von aussen geschehen. 
Dann kann ein Fehler durch das Mitschwingen des Pendelstativs 
