ER Te a: 
verursacht werden; diesen Fehler hat Professor Dr. Koch durch 
Konstruktion eines neuen geeigneten Pendelstativs so verkleinert, 
dass er vernachlässigt werden konnte. Ein frei aufgehängtes 
Vertikalpendel hätte ferner stärkere Erderschütterungen angezeigt. 
Dann ist die Schwingungsdauer natürlich auch abhängig 
vom Barometerstand: ein Pendel schwingt in dichterer Luft 
langsamer als in einer dünnen. Auf der Zentralstation Stuttgart 
ist ein gutes, jederzeit kontrollierbares Normalbarometer vor- 
handen. Mit ihm kann ein empfindliches Aneroidbarometer ver- 
glichen werden, das aber zur Sicherheit auf jeder Feldstation 
noch mit einem Siedethermometer geprüft wird. 
Auch die Uhr kann einen Fehler in der Bestimmung der 
Schwingungsdauer ergeben, falls die beiden zu vergleichenden 
Pendel nicht gleichzeitig schwingen würden. Daher werden nach 
vorhergehender telefonischer Verständigung die Beobachtungen 
gleichzeitig begonnen. Dadurch fällt ein etwaiger Fehler im 
Uhrgang weg. Ausserdem kann die Uhr selbst mit Hilfe von 
Sternbeobachtungen in ihrem Gang und in ihrer Abhängigkeit 
vom Barometerstand geprüft werden. Letztere Beobachtungen, 
von mir ausgeführt, lieferten keine positiven Resultate, da nur 
bei kleinen Schwankungen im Barometerstand beobachtet werden 
konnte. Bei tiefem Barometerstand war die Luft meist so dunstig 
oder bewölkt, dass Tage und Wochen hindurch der Sternhimmel 
überhaupt nicht gesehen werden konnte. Doch ergab sich, dass 
der Uhrgang nur äusserst kleine Schwankungen zeigte, Schwan- 
kungen, die vollends bei der Gleichzeitigkeit der vorgenommenen 
Messungen vollständig belanglos waren. Endlich muss noch an 
die Pendel die Forderung der Invariabilität gestellt werden. 
Die anfänglich aus Messing hergestellten Pendel wurden später 
durch solche aus Deltametall ersetzt. Dass die Achatschneide 
des Pendels mit aller Sorgfalt hergestellt und am Pendelkopt 
befestigt wurde, versteht sich von selbst. Bei Reisen wurden 
die Pendel persönlich transportiert in geeigneten Kistchen; um 
chemische Einflüsse. der Atmosphärilien auszuschliessen, wurden 
die Pendel vergoldet, der Ausgleich innerer Spannungen wurde 
beschleunigt durch eine künstliche Alterung. Für den Fall der 
Beschädigung eines Pendels, sowie der grösseren Sicherheit wegen 
wurden 2 Paare von Pendeln benützt. Um die Achatschneiden 
