= 19 — 
Un autre motif m’empêcha aussi de recourir à l’appareil qu'il a imaginé 
et dont il eut l’amabilité de me montrer le maniement. C’est que la pré- 
paration, située à l’intérieur d’un cylindre dont l’axe coïncide avec celui 
de l'objectif, ne peut être déplacée sans secousse, de sorte qu'il devient 
très difficile d’ameher exactement en regard de la lentille la région de 
Ja coupe que l’on désire photographier. 
Nous avons mieux aimé, M. Cottereau et moi, fixer la préparation à 
l’aide de deux valets sur la plate-forme rendue verticale d’un microscope 
à inclinaison; on peut ainsi y accéder sans embarras et la faire glisser 
avec une grande douceur. Nous avons, de plus, éloigné l'objectif de la 
chambre noire, laissant entre eux une distance moyenne de 40 centi- 
mètres, susceptible de varier beaucoup. En outre, nous avons conservé 
au microscope son oculaire plan convexe, ét adapté à la chambre noire 
deux grandes lentilles achromätiques presque contiguës dont l’antérieure 
est convexe concave et la postérieure convexe plane. Ces deux lentilles 
laissent entre elles un petit espace vide, leurs faces opposées appartenant 
à des sphères concentriques. L'effet de ces deux verres, de pouyoirs 
dispersifs différents est celui d’une lentille convexe plane achromatique. 
Une crémaillère et ‘un pignon, qui font avancer ou reculer le tube de 
Jaïton où elles sont, permettent à l'opérateur de mettre l'image au foyer. 
Le tube de laiton est prolongé au delà de’ces lentilles, de façon à re- 
couvrir l'oculaire et le corps du microscope. Un cercle de caoutchouc, 
iaintenu vertical à l’aide d'une virole, ferme la base antérieure du 
cylindre de laiton. Ce caoutchouc est percé à son centre d’un orifice 
circulaire dans lequel le corps du microscope s'engage jusqu’à environ 
Ja moitié de sa longueur. Il peut ainsi glisser à frottement doux sur ce 
corps sans le déplacér, lorsqu'on fait mouvoir le pignon du tube enve- 
loppant; et inversement, la vis micrométrique du microscope peut fonc- 
fionner sans changer la position des verres adaptés à la chambre noire. 
Ainsi, pour éclairer la glace dépolie et bien mettre au point, l'opérateur 
n’a qu’à tourner la vis du mouvement lent et le pignon de la chambre 
noire. Il peut faire varier les agrandissements, soit en changeant les 
objectifs du microscope, soit en allongeant le soufflet de la chambre 
noire, suivant qu’il désire avoir lu photographie des plus petits détails 
de la préparation ou un champ optique d’une grande étendue. Il peut 
aussi obtenir ces deux résultats simultanément, à la condition d’aug- 
menter à la fois, le tirage de la chambre et la force de l'objectif du 
microscope. Dans ce cas, l'intensité de la lumière est diminuée; la pose 
doit durer plus de temps pour que l'épreuve soit bonne. 
Dans l'appareil dont M. Cottereau et moi nous avons fait usage, le 
microscope et la chambre noire sont fixés sur un support commun, la 
partie mobile de la chambre pouvant être tirée vers l'arrière de la plan- 
Source : MNHN, Pari: 
