pe 
chette, L'axe du microscope coïncide exactement avec celui de la chambre. 
Une tige de fer et deux écrous le maintiennent constamment dans cette 
position. 
Au-devant du porte-objet est situé un miroir plan monté sur une 
double articulation. Mobile dans tous les sens, il sert à réfléchir les 
rayons solaires dans l'axe du système oplique. On peut s’en passer et 
faire de bonnes épreuves microphotographiques en recevant directement 
les rayons solaires sur la préparation. Cela exige que l'appareil soit 
presque vertical. 
Mais je préfère de beaucoup la lumière réfléchie, parce que, dirigeant 
le miroir comme il me plait, je puis faire tomber sur l’objet à photogra- 
phier des rayons lumineux s’écartant un peu de la normale, Tous les 
micrographes savent en effet qu'avec l’éclairement légèrement oblique, 
on voit des détails que l’éclairement tout à fait axial ne permet pas de 
distinguer. Jai tenu compte de ce fait en microphotographie, et en con- 
séquence, voici comment j’ai opéré : 
Je commençais par orienter l'appareil et le miroir de façon à bien 
éclairer la glace dépolie; puis, en faisant glisser la préparation sur la 
plate-forme verticale du microscope, je cherchais la région que je dé- 
sirais photographier; quand elle était comprise dans le champ optique, 
je fixais définitivement la préparation en appuyant sur les valets qui la 
soutenaient; après quoi, je mettais au point. Cette opération terminée, 
j'inclinais le miroir jusqu'à ce qu’il n’y eût plus décomposition de lu- 
mière. Il importe d'arrêter le mouvement du miroir juste au moment 
où cette décomposition cesse, C’est alors que les détails de la préparation 
acquièrent le plus de netteté (1). 
Pour que notre appareil pât recevoir les rayons lumineux quelle que 
fût la, position du soleil, nous l'avons monté sur un pied ordinaire de 
chambre noire. Au moyen d’une grosse vis et d’une crémaillère, la plan- 
chette s'élève tout en restant horizontale ou s'incline au gré de l’opé- 
rateur. D'autre part, le support du microscope et de la chambre noire 
est susceptible de rotation autour de l’axe vertical du pied. 
IV 
La microphotographie exige non seulement un dispositif particulier 
des appareils photographiques, mais aussi certaines conditions spéciales 
dans la fabrication des lentilles, l’emploi des glaces sensibles et le 
traitement des préparations. Je vais signaler les plus importantes. 
() Quand on recourt à la lumière solaire peu de temps après la pluie pour pho- 
tographier des préparations microscopiqnes, on n'obtient généralement que des 
insuccès. La grande humidité de l'atmosphère détermine nne décomposition de 
lumière qu'il n'est guère possible d'éviter. 
Source : MNHN, Paris 
