286 ? Konrrausch UND WEBER, 
bewegungen der langen Stange in kürzester Zeit zu beruhigen, während 
es andererseits durchaus kein Hinderniss ist, dass der Hebel der aller- 
geringsten Torsionsänderung folgt. 
Die beiden Kugeln der Drehwage bestanden aus sehr dünnem Ar- 
gentanblech, waren fein polirt und vergoldet, und blos durch Erhitzen 
an das Schellack angeklebt. 
Die lange, unten sich verdünnende vertikale Schellackstange für 
die Standkugel war an eine gekrümmte Messingstange mn geklebt. Mit 
dieser war eine horizontale Axe pq mit zwei Stahlspitzen und recht- 
winklig dazu ein Messingstab rt mit einem Laufgewichte fest verbunden. 
Die Spitzen standen auf Messinglagern, q in einem conischen Loch, p in 
einem Schlitz. Das Laufgewicht drückte das obere Ende der Messing- 
stange mn gegen eine Stellschraube, so dass jedesmal nach erneutem 
Aus- und Einbringen die Standkugel genau dieselbe Lage in der Tor- 
sionswage bekommen musste. Drückte man zum Laden der bewegli- 
chen Kugel die Messingstange mn nach vorn, bis der Stab Ir gegen eine 
Stellschraube trat, so befand sich die geladene Standkugel neben der 
beweglichen, zog sie an .und lud sie,-ohne-dass letztere: erst einen gr 0S- 
sen Bogen zu beschreiben brauchte. 
Dem Spiegel s gögenüber war in der Wand der Torsionswage eine 
mit einem Planglase verschlossene Öffnung. Aussen in einiger Entfer- 
nung befand sich eine horizontale Skala, deren Spiegelbild in einem 
Fernrohr beobachtet werden konnte. Die Entfernung der Skala war so 
gewählt, dass, wenn die Drehung: des Hebels der Torsionswage eine 
Minute betrug, die Skala im Fernrohr sich um einen Skalentlieil bewegte. 
Zugleich war die'Skala so gestellt, dass dann, wenn die Mittelpunkte der 
. beiden Kugeln mit der Drehaxe genau einen rechten Winkel bildeten, 
ihr in der Mitte gelegener Nullpunkt, von dem aus sie nach beiden Sei- 
ten numerirt war, grade im Faden des Fernrohrs erschien. 
Dies war die Lage der’ Kugeln, in der sie beobachtet werden 
sollten und die auf diese Weise mit grosser Schärfe immer erkannt wer- 
den konnte. Hatte sich nach ihrer Elektrisirung die- bewegliche ‚Kugel 
weiter.von der Standkugel entfernt, so konnte der am. Fernrohr befind- 
liche Beobachter sogleich ablesen, um wie viele Grade. oder Minuten 
ihr Stand durch die Torsion corrigirt werden musste. Andererseits war - 
an dem Hook’schen ‚Schlüssel eine Scheibe angebracht, welche die Dre- 
“hung dieses Schlüssels in Minuten der Drehung der Alhidade erkennen 
