ELEKTRODYNAMISCHE MAASSBESTIMMUNGEN. 287 
liess, und so konnte der die Torsion regulirende zweite Beobachter, 
ohne auf den Nonius zu sehn, auf Commando*) die Correction herbei- 
führen. Einige Übung in der rechtzeitigen Ertheilung und Ausführung 
dieses Commandos und die vortreffliche Wirkung des Öls brachten es 
bald dahin, dass in verhältnissmässig sehr kurzer Zeit die durch das 
Laden in heftige Bewegung gerathene bewegliche Kugel vollkommen 
ruhig so stand, dass die Mittelpunkte der beiden Kugeln mit der Dreh- 
axe einen Winkel bildeten, der um wenige Minuten grösser als ein 
Rechter war, d.h. dass im Fernrohr der Nullpunkt der Skala um einige 
Theilstriche vom Faden des Fernrohrs abstand. Der Elektricitätsverlust 
führte dann durch die vorhandene Torsion von selbst die Kugel allmäh- 
lig näher an die Standkugel heran, so dass der Zeitpunkt, in welchem 
der Nullpunkt der langsam wandernden Skala den Faden des Fernrohrs 
passirte, mit Schärfe zu bestimmen war. Darauf wurde die Torsion ab- 
gelesen. 
Derjenige Stand, bei welchem die Mittelpunkte der beiden Kugeln 
mit der Drehaxe der Torsionswage genau einen rechten Winkel bilde- 
ten, ist folgendermaassen gefunden. MW 
Nachdem statt der. Schellackstange an dem Klonen Cylinder des 
Torsionsdrahtes ein unten beschwerter feiner Faden befestigt war, dessen 
Projection Fig. 3 m die Drehaxe vorstellt, wurde ein Theodolith T in der 
Entfernung von einigen Metern aufgestellt und die Entfernung Tm genau 
gemessen. Darauf wurde ein in Millimeter getheilter Maassstab von EI- 
fenbein horizontal in die Lagen MN und M’N gebracht, so dass er jedes- 
mal parallel mit md stand und die Standkugel in der halben Höhe tan- 
girte. Der vertikale. Faden.im Fernrohr des Theodolithen liess die Län- 
gen ab, ac, a'b! und ac’ bei der starken Vergrösserung auf den zehnten 
. Theil eines. Millimeters schätzen. Es ist dann 
md = 4 (ab + ac-+ ab + d'c)). 

*) Will man den Hebel einer .nicht geladenen Forsons wa aus einer Lage in 
eine andere - -bringen, ohne dass lange andauernde Osäillationen entstehen, so mache 
man, wenn der Hebel.noch ruht, die halbe Correction ‚plötzlich, die andere Hälfte dann 
eben so plötzlich in dem Augenblicke is 'wo der Hebel seine grösste Elongation, erreicht 
und’ umkehren will. Dann wird er desto ruhiger stehen, je weniger der Widerstand 
der Luft gegen sein Trägheitsmoment in,Beträcht kommt: Bei der geladenen Torsions-. 
. wage erreicht man auf diese Weise den Zweck ‚angenähert. 4 | 
