290 Kontrauscn UND WEBER, ELEKTRODYN. MAASSBESTINMUNGEN. 
ken geschah. Nun war ein in Marburg oft gebrauchter kleiner Multipli- 
cator von 1000 Windungen zur Hand, und es liess sich aus den Dimen- 
sionen der beiden Instrumente vorhersehn, dass sie gegen die Entladung 
einer Leidener Flasche ungefähr gleiche Empfindlichkeit haben würden. 
Beide Multiplicatoren wurden so verbunden, dass dieselbe durch Was- 
sersäulen verzögerte Entladung einer grösseren Leidener Flasche durch 
die Windungen beider fliessen musste. Wenn nun nicht nur das vor- 
hergesehene Verhältniss der Empfindlichkeit eintrat, sondern bei einer 
Steigerung der Ladung sowohl die Angaben beider Boussolen unter 
einander proportional blieben, als auch den Angaben eines Sinuselek- 
trometers entsprachen, welches, mit der Leidener Flasche verbunden, 
deren einzelne Ladungen vergleichen liess, so konnte man überzeugt 
sein, dass die grosse Tangentenboussole ihrem Zwecke entsprach. Bei 
allen Entladungen, welche durch ein besonders construirtes Pendel re- 
gulirt wurden, blieb der Knopf der Flasche dieselbe Zeit und zwar nur 
3 Secunden lang mit dem Multiplicator in Verbindung, um von dem wieder 
auftretenden Rückstande nur einen sehr kleinen und zwar proportiona- 
len Theil zur Wirkung kommen zu lassen. Folgendes sind die Resultate: 








a. b. Ce d. 
Kleiner |Tangenten- 
Multiplicat. | boussole. 
Elongation | Elongation 
in Skalenth.'in Skalenth. 
9° 34° | 0,4078 41.75 | 470,20 | 4,1060 | 417,85 
19° 59° | 0,5845 | 59,50 | 244,85 | A,1154 | 418,91 
34.5000 0,7569744176,95 1816,10 | 4,1078 | 417,62 
49° 54’ | 0,8746 | 88,97 | 365,45 | 4,1076 | 417,85 
Ablenkung $ 
des Sinus- sin P. 
elektromet. 
la 





SU DEE 




Jede der Zahlen unter ce und d ist das Mittel aus 2 bis 3 Messungen, die 
unter einander höchstens um 1 Skalentheil differirten. Die verlangte Pro- 
portionalität stellt sich also sehr vollkommen heraus. Nun war der Ab- 
stand des Spiegels von der Skala bei dem kleinen Multiplicator 1633, bei 
dem grossen 6437,6 Skalentheile und ihre Empfindlichkeit verhält sich 
also, wie oben ungefähr gefordert wurde, nämlich wie 1:1,0423. 
Diese Messungen, von denen die zweite offenbar bei der Tangen- 
tenboussole einen Beobachtungsfehler voraussetzen lässt, zeigen bei 
allen drei Instrumenten eine ausserordentliche Feinheit in der Verglei- 
chung der disponiblen Ladung einer Leidener Flasche. 
