ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN. 383 
chem zur die Messung bestimmten Apparate ruhig in ihrer Stellung ver- 
bleiben, stets den Vorzug geben vor allen andern, bei welchen diese 
Apparate für jede einzelne Messung von einem Orte zum andern bewegt 
werden müssen, weil in dem ersten Falle unter sonst gleich günstigen 
Bedingungen die mit jeder Messung unvermeidlich verbundenen Fehler 
sich in viel engere Grenzen einschliessen lassen als in dem zweiten, 
wo offenbar die zu einer genauen Einstellung aller Theile des Appara- 
tes, wie sie nach jeder Ortsveränderung nöthig wird, erforderliche Zeit 
mangelt. Indess waren die Anwendungen, welche man bisher von fest- 
stehenden Apparaten zur Messung der atmosphärischen Elektricität ge- 
macht hat, für diesen Zweck, wie sich leicht nachweisen lässt, nicht 
geeignet und konnten in keiner Weise zur Erzielung eines genauen Re- 
sultates dienen. 
Um das Unzweckmässige der bisherigen Anwendung dieser Apparate 
einzusehen, bedarf es nur der Erinnerung, dass es sich bei der Messung 
der atmosphärischen Blektricität um die Messung ihrer Wirkung in die 
Ferne mittelst der dadurch in einem Leiter erregten Vertheilung handelt; 
wesshalb gleich von vornherein jede Vorrichtung, welche diese Verthei- 
lung nicht ungetrübt und unvermischt wahrzunehmen gestattet, sofort zu- 
rückzuweisen ist. Der Vorwurf, diese Vertheilung nicht rein, sondern 
durch vielfache Nebenumstände getrübt und verdeckt darzustellen, trifft 
aber alle bisherigen Vorrichtungen, und zwar in gleicher Weise die grös- 
sern für immer fest aufgestellten, als auch die kleinern tragbaren, welche 
nach Belieben auf einem im Freien ausgewählten Standpunkte aufgestellt 
werden können. Auch macht es dabei keinen Unterschied, ob die zur 
eigentlichen Messung der durch Vertheilung in den aufgestellten Leitern 
erregten Elektrieität dienenden Vorrichtungen unzertrennlich mit diesen 
Leitern verbunden sind oder ihnen nur von Zeit zu Zeit genähert wer- 
den; und eben so wenig vermag etwa die besondere Construction die- 
ser Elektrometer, mögen sie Goldblatt-, Strohhalm- oder Torsions-Elek- 
trometer sein, den zuvor erwälınten Mangel zu beseitigen. 
Bekanntlich bestehen die Vorrichtungen dieser ersten Abtheilung 
aus mehr oder weniger langen an dem obern Ende zugespitzten und 
auf einem hervorragenden Orte isolirt aufgestellten leitenden Stangen 
oder Stäben (Conductoren), und man schliesst aus der Elektricität ihres 
untern Endes auf eine gleichnamige Elektricität in der Atmosphäre. 
Unter zwei Bedingungen nun würde die in dem untern Ende eines sol- 
