388 W. G. HankeL, 
Quetelet seine Beobachtungen in Brüssel gemacht hat, indem diese an 
ihrem obern Ende von einer ziemlich grossen Kugel begrenzt wird. 
Obwohl das von Quetelet angewandte Verfahren sich auf das rich- 
tige Princip stützt, so genügt es nach meinem Dafürhalten doch noch 
nicht allen Ansprüchen, welche daran gemacht werden müssen. Das 
Peltier’sche Elektrometer misst bekanntlich die in ihm angehäufte Elek- 
tricität durch die Abstossung einer beweglichen auf einer Spitze schwe- 
benden und mit einem kleinen, schwachen Magnete versehenen Nadel 
von einem feststehenden Drahte. Der feststehende Draht wird in den 
ınagnetischen Meridian gestellt, und in diesem liegt auch die bewegliche 
Nadel, wenn das Instrument keine Elektricität enthält; nimmt es aber 
solche auf, so wird die bewegliche Nadel abgestossen, und der Winkel, 
bei welchem dieselbe zur Ruhe kommt, kann zur Herleitung eines Maas- 
ses für die vorhandene Elektricität benutzt werden. Die Beziehung zwi- 
schen diesem Ausschlagswinkel und der Intensität der ihn erzeugenden 
Elektrieität ist aber nicht so einfach, dass man dieselbe durch blosse 
Rechnung herzuleiten vermöchte; es bleibt daher Nichts übrig, als die- 
selbe ganz auf empirischem Wege durch Vergleichung mit einem andern 
Messinstrumente z. B. einer Drehwage zu bestimmen. Dabei findet sich 
dann, dass die Intensitäten der Elektricität bedeutend stärker wachsen, 
als die Grade der zugehörigen Ausschlagswinkel, wesshalb die Genauig- 
keit der Bestimmung der erstern mit dem Wachsen der letztern ab- 
nimmt. Wenn z. B. bei dem von Quetelet gebrauchten Elektrometer 
nach den von Peltier durch Vergleichung mit einer Drehwage gemachten 
Bestimmungen die Elektricität 1 die Nadel von 0° bis 1° ablenkt, so be- 
darf es eines Zuwachses der Elektricitatsmenge um 3, um die Nadel von 
14° auf 15°, und um 8, um sie von 35° auf 36°, und um 30, um sie von 
56° auf 57° u. s. f. zu treiben. 
Da ferner die bewegliche Nadel auf einer Spitze schwebt, so darf 
die Richtkraft des kleinen mit ihr verbundenen Magnets nicht gar zu 
gering sein, weil sonst die Nadel sich nicht genau wieder einstellt; dann 
aber wird auch wieder eine entsprechend grössere elektrische Kraft 
nöthig, um eine bestimmte Ablenkung zu erhalten. Diese stärkere Elek- 
tricität erfordert wieder eine bessere Isolirung, die hier um so nöthiger 
wird, als einige Zeit verfliesst, ehe das Elektrometer nach seiner ablei- 
tenden Berührung im Freien in das Haus zurückgebracht wird, und hier 
zur Ablesung bereit ist. In Betreff der Schwierigkeit eine hinlänglich 
