ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN. 389 
gute oder sich stets gleichbleibende Isolation zu erhalten, genügt die 
Verweisung auf Dellmann’s Abhandlung in Poggendor/f's Annalen Bd. 39 
5.262 ff. Die von Lamont gewählte Isolirung mit Gutta percha ist je- 
denfalls ungenügend, wie auch wohl aus Lamont’s Worten selbst er- 
hellt. Er sagt (Abhandlungen der Baierschen Akademie Bd. 6 S. 435 in der 
Anmerkung): »Nur ein grosser Uebelstand bietet sich hierbei dar, dass 
nämlich die Gutta percha hygroskopisch ist, und an einen feuchten Ort 
hingestellt, in ganz kurzer Zeit die Isolirungsfähigkeit verliert. Ein 
Elektrometer, welches auf solche Weise unbrauchbar geworden ist, 
wird erst wieder brauchbar, wenn man es längere Zeit an einem trocke- 
nen Orte aufbewahrt.« 
Quetelet hat keine directen Versuche mitgetheilt, woraus sich die 
Genauigkeit, welche das Instrument bei den Messungen gestattet, ent- 
nehmen liesse; aus einer mitgetheilten Tabelle dreier Versuchsreihen 
über die Abnahme des Ausschlags, wenn die im Elektrometer vorhan- 
dene Elektricität durch Berührung mit einem zweiten, genau gleichen 
Instrumente halbirt wird, mag ich keinen strengen Schluss auf diese 
Genauigkeit machen, weil bei dieser Halbirung durch die Nähe des Kör- 
pers des Beobachters und andere Umstände leicht beträchtliche Stö- 
rungen eintreten können. Jedenfalls aber scheinen diese Versuchsrei- 
hen, wie man leicht findet, wenn man jeden Werth mit seinem unmit- 
telbar nachfolgenden vergleicht, zu der Annahme zu berechtigen, dass, 
weil bei der geringen Länge der Nadel nur ein getheilter Kreis von 
kleinem Halbmesser angewendet werden konnte, und bei etwas grös- 
sern Ausschlägen die Intensitäten der Elektricität für jeden einzelnen 
Grad so bedeutend zunehmen, durch eine einmalige Messung keine 
grosse Genauigkeit verbürgt werden kann. Und doch ist grade bei dem 
beabsichtigten Zwecke der Messung der atmosphärischen Elektricität 
nach diesem Verfahren immer nur eine einzige Messung möglich. 
Wahrscheinlich liegt eine ziemlich bedeutende Fehlerquelle bei den 
mit diesem Instrumente gemachten Messungen in der Art und Weise, 
wie bei der von Peltier dem Instrumente gegebenen Einrichtung die 
Ausschläge abgelesen werden müssen. Um nämlich die Parallaxe zu 
vermeiden, lässt Peltier diese Winkel an zwei getheilten Kreisen ab- 
lesen, deren einer auf dem Boden, und der andere auf dem gläsernen 
Deckel des cylindrischen Gefässes, welches die Nadeln umschliesst, an- 
gebracht ist. Behufs der allein von oben her möglichen Ablesung muss 
