390 W. G. Hanke, 
nothwendig der Kopf des Beobachters dem aus dem Cylinder hervor- 
ragenden Theile des Leiters mehr oder weniger nahe kommen, wodurch, 
auch abgesehen von vielleicht zufällig in den Haaren vorhandener eige- 
nen Elektricität die Vertheilung der Elektricität in jenem Leiter abge- 
ändert und namentlich ihre Stärke in der Nadel geschwächt werden 
muss. Der Betrag dieser Aenderungen wird nun aber je nach der Stel- 
lung des Kopfes mehr oder weniger gross ausfallen. Die von Lamont 
bei einem ähnlich construirten Instrumente angewandte Ablesung mit- 
telst eines unterhalb des auf Glas getheilten Kreises befindlichen Spie- 
gels, der mit dem Horizonte einen Winkel von 45° bildet, ist von die- 
sem Fehler frei. 
Dem Gebrauche des Peltier’schen Instrumentes lässt sich noch der 
Vorwurf machen, dass dasselbe in seinen Angaben sich mit der Zeit 
ändern kann. wenn die Kraft des kleinen Magnets sich vermindert, wozu 
durch die öftere Bestrahlung der Sonne hinreichend Veranlassung ge- 
geben wird. Eine Bürgschaft für die unverändert gebliebene Richtkraft 
derselben könnte jedoch durch die Bestimmung der Schwingungsdauer 
der an einem Coconfaden aufgehangenen Nadel erhalten werden. 
Das Aufstellen und Uebertragen des Peltier’schen Instrumenles von 
dem einen Orte zum andern nimmt stets eine ziemliche Zeit in Anspruch, 
und man wird in Fällen, wo die Elektricität sich sehr schnell ändert, 
und also Beobachtungen in sehr kurzen Zeiträumen nöthig werden, die- 
selben nicht in gewünschter Schnelligkeit einander folgen lassen können, 
da eine jede einzelne Beobachtung eine zweimalige Uebertragung des 
Instrumentes (hin und zurück), eine zweimalige Aufstellung, die eine 
sogar behufs einer Messung und ausserdem die nöthige Zeit zum ruhi- 
gen Einstellen der Nadel und zum Ablesen ihres Standes erfordert. Das 
Hin- und Hertragen eines Messinstrumentes mit beweglichen Theilen 
dürfte wohl niemals zu den Bequemlichkeiten eines Verfahrens gerech- 
net werden. 
Im Jahre 1853 hat Dellmann in Poggendorffs Annalen Bd. 89 
S. 258 seine Beobachtungen über die Luftelektrieität und das von ihm dabei 
angewandte Verfahren bekannt gemacht. Dellmann benutzt als Elek- 
trometer die von ihm construirte Drehwage. Als Körper, welcher der 
vertheilenden Einwirkung der atmosphärischen Elektricität ausgesetzt 
wird, dient eine messingene Kugel, welche mittelst einer eigends dazu 
construirten Vorrichtung in die Höhe gehoben, nach ableitender Berüh- 
