ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN. 393 
trometer liefern müsste, wofern nur die beiden Körper ihre Elektricität 
unverändert behielten, construirte ich damals ein solches Elektrometer, 
in welchem ein mit seinem obern Ende an einen dünnen isolirten Mes- 
singeylinder angeklebtes Goldblättchen so weit herabhängt, dass es sich 
mit seinem untern Ende grade zwischen zwei ebenfalls isolirten ebenen 
Metallscheiben von elliptischer Form (24#”” im verticalen und 16”” im 
horizontalen Durchmesser) befindet. Beide Metallscheiben sind durch 
Schellackeylinder an zwei durch Mikrometerschrauben bewegliche Schlit- 
ten befestigt, und können daher dem untern Ende des Goldblättchens 
beliebig nahe gebracht und von ihm entfernt werden. Jede der beiden 
Scheiben steht mit dem einem Pole einer Volta’schen Säule, deren Mitte 
zur Erde abgeleitet ist, in Verbindung. Das Goldblättchen und diese 
Scheiben sammt den zugehörigen Schlitten und. Mikrometerschrauben 
(mit Ausschluss ihrer eingetheilten Köpfe) sind in einem Glaskasten, der 
auf einer gefirnissten Serpentinplatte befestigt ist, eingeschlossen. Die 
Ausschläge des Goldblättchens, wenn. demselben Elektricität mitgetheilt 
ist, werden nicht mit freiem Auge, sondern mittelst eines Mikroskops, 
das durch die vordere Glaswand hindurch geht und ein in 0,2” getheil- 
tes Ocularmikrometer enthält, beobachtet. Ich werde dieses Elektrome- 
ter, das von mir vielfach zu Messungen benutzt worden und daher im 
Folgenden sehr oft erwähnt werden wird, als Elektrometer A be- 
zeichnen. } | 
So vortrefflich sich dieses Instrument auch für Messungen, bei 
denen es ruhig auf seinem Orte stehen bleibt, eignet, so passt es doch 
eben seines grossen Gewichtes und seiner Zerbrechlichkeit wegen nicht 
zu Versuchen, bei denen es weiten Transporten ausgesetzt ist. Das Ge- 
und hoch und 128”” breit) und das Material des letztern aus Glas haben 
aber auf die Empfindlichkeit und Genauigkeit keinen Einfluss; die bei- 
wicht des Instrumentes, die Grösse des Gehäuses (es war 160”" lang 
den erstern konnten daher unbeschadet dieser beiden Eigenschaften be- 
liebig verringert und das Glas wenigstens zum Theil durch Metall oder 
Holz ersetzt werden. Diese Verringerung des Volumens und die Er- 
setzung des Glases durch Metall hat sogar noch einige Vortheile, indem 
ein geringeres Volumen die Luftströmungen innerhalb des Gehäuses 
weniger sich entwickeln lässt, und die Anwendung des Metalles eine 
Anhäufung von Elektricität auf den Wänden nicht gestattet, Bei dem 
Elektrometer A hatte ich die Dimensionen des Gehäuses absichtlich so 
