398 W. G. Hankrı, 
Gefässe eingesetzt, so verschwindet dieSchwächung bald wieder; wenn 
dagegen diese Bügel wochen- oder monatelang unangerührt schon in 
den Gefässen gestanden haben, ziemlich stark mit Oxyden bedeckt sind, 
und das Wasser in den Gefässen bis auf geringe Rückstände verdampft 
ist, so geschieht die Herstellung des ursprünglichen Zustandes lang- 
samer. Es ist desshalb sehr wichtig, die Pole der Säule und ebenso die 
Gläser der einzelnen Volta’schen Elemente -gehörig mit Schellack oder 
anderm passenden Harze zu isoliren; eine Isolation durch Glas mit ge- 
wöhnlicher nicht gefirnisster Oberfläche genügt nicht. So bedurfte z. B. 
ın dieser Hinsicht das Instrument A nach seiner ersten Construction einer 
Verbesserung. Nach der Beschreibung in der angeführten Stelle der 
Berichte der königl. Gesellschaft vom Jahre 1850 wurden die Verbin- 
dungsdrähte von den Polen der Säule zu den Scheiben, zwischen denen 
das Goldblättchen hängt, durch die obere Glasplatte des Gehäuses in 
mm 
einem Äbstande von 60 von einander durchgeführt. Ich habe schon 
damals erwähnt, dass die Elektricität der Pole sich von den Stellen aus, 
wo diese Verbindungsdrähte das Glas berührten, über die Glasfläche 
hin, bis zu einer Fassung, welche den Träger des Goldblättchens auf- 
nahm, verbreitete; bei genauerer Prüfung ergab sich dann auch, dass 
die elektrische Spannung an den Polen der Säule, weil die Oberfläche 
der zwischen den Zuleitungsdrähten liegenden Glasschicht von 60"” Länge 
nicht gehörig isolirte, nicht hinreichend constant zu erhalten war. Ich 
musste desshalb in den Glasdeckel noch zwei grössere Oeffnungen zur 
Aufnahme von Schellackeylindern, durch welche dann die Zuleitungs- 
‘ drähte geführt wurden, einschleifen lassen. So vorgerichtet, also nach- 
dem alle Theile, die es bedurften, durch Schellack gehörig isolirt waren, 
liess das Instrument A Nichts zu wünschen übrig. Dass die Spannungen 
in den Polen nicht in aller Strenge für jede beliebige Zeitdauer constant 
bleiben können, bedarf wohl keiner Erinnerung; es wird aber jetzt 
überflüssig sein, besondere Beispiele anzuführen, wie hoch die Aende- 
rungen in denselben bei richtiger Behandlung des Instrumentes nach 
Verlauf mehrerer Stunden etwa steigen, da später sich mehrfach Ge- 
legenheit zur Mittheilung solcher Angaben finden wird. In dem weitern 
Verlaufe dieser Abhandlung werde ich übrigens auch ein sehr einfaches 
Mittel angeben, um die kleinen eintretenden Aenderungen mit Genauig- 
keit zu bestimmen und auszuscheiden. 
Um die elektrische Spannung in beiden Polen sehr nahe constant 
