400 W. G. Hankeı, 
daher zweckmässig, die Verbindung der Pole mit diesen Scheiben durch 
einen Gommutator, dessen Theile überall durch Schellackstäbe oder ge- 
firnisste Glasstäbe isolirt sind, zu bewerkstelligen. Das Elektrometer A 
steht zur bequemeren Beobachtung gewöhnlich auf einem kleinen Tisch- 
chen von I Fuss Höhe, das auf einem Fensterbrette aufgestellt ist; un- 
terhalb dieses Tischchens befindet sich der Commutator, so dass er be- 
quem mit der Hand umgelegt werden kann. Die Verbindung der Metall- 
theile an den Berührungsstellen geschieht bei diesem Commutator durch 
Quecksilber. Bei dem Elektrometer B musste, weil es transportabel 
sein sollte, das Quecksilber im Commutator vermieden werden; die 
Schliessungen erfolgen daher hier nur durch das Andrücken blanker 
Metallfedern gegen metallische Flächen. Bei diesem Instrumente befand 
sich der Commutator gleich unterhalb des messingenen Gehäuses. Die 
drehbare Axe gih ist aussen bei h quadratisch zum Aufstecken einer 
kleinen Gurbel u, die besonders daneben gezeichnet ist; von bis g 
besteht sie aus einem mit Schellackfirniss sorgfältig überzogenen Glas- 
stabe, auf welchem in einiger Entfernung von einander die beiden Mes- 
singringe k,k aufgesetzt sind. Jeder dieser Messingringe enthält eine 
kleine Schraube zum Festklemmen eines Zuleitungsdrahts /,l, und aus- 
serdem zwei Federn (die untere an jedem Ringe ist in der Figur sicht- 
bar), welche durch Anlegen an zwei Messingplatten einen Commutator 
bilden. Damit der Commutator in jeder der beiden Lagen ruht, und 
stets entweder beide obern oder beide untern Federn an die Messing- 
platten andrücken, dient die auf den quadratischen Theil der Axe A auf- 
gesteckte Gurbel u, deren Arm ein kleines Bleigewicht v von angemes- 
sener Grösse trägt. Die Curbel wird so auf das Quadrat der Axe ge- 
steckt, dass wenn keine der Federn die Messingplatten berührt, ihr Arm 
mit dem Bleigewichte nach oben gerichtet ist; dann gibt das Bewegen 
des Gewichts nach vorn und hinten die beiden gewünschten Lagen 
des Commutators. Um einen zu starken Druck, welchen die Hand auf 
die Federn ausüben könnte, unschädlich zu machen, befindet sich auf 
der Axe des Commutators dicht neben der Wand bei ı eine kleine 
Scheibe mit passendem Ausschnitte, welche durch Anschlagen an einen 
in dieser Wand befindlichen Stift jede weitere Drehung verhindert. 
hRund RR (Fig. 2) sind Messingstäbchen, isolirt in der hintern Wand 
des Elektrometers mit Schellack «befestigt; an ihrem obern Ende betin- 
den sich seitwärts die Knöpfchen m,m; etwas weiter nach unten dienen 
