ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN. 03 
Abschrauben des Conductors A’ verschlossen werden. Für die Oeffnung 
in der vordern Wand des Gehäuses ist es bequem, zwei Deckel zu be- 
sitzen: 1) einen kurzen, der nur nach Wegnahme des Mikroskops auf 
die Oeffnung passt, und zum bequemeren Transport des Instrumentes, 
wenn es voraussichtlich längere Zeit nicht gebraucht wird, dient; und 
2) einen längern, der den ganzen Körper des Mikroskops mit in sich 
aufnimmt. Ausserdem befindet sich an dem Gehäuse noch ein Bügel 
zum Tragen des Instrumentes. — Ein an der Hinterwand des Gehäuses 
angebrachtes kleines Röhrchen dient, um das eine Ende eines Messing- 
drahtes aufzunehmen, dessen anderes Ende in eine kleine federnde 
Zange ausgeht. In diesen aufgeschnittenen federnden Theil wird ein 
Stückchen weissen Papiers eingeklemmt, und dann der Draht so gebogen 
und gestellt, dass die weisse Fläche sich hinter der Oeffnung des Ge- 
häuses zum Eintritte des Lichtes befindet, während sie von der Sonne 
oder von einer hellen Stelle des Himmels beleuchtet wird. Diese letz- 
tere Einrichtung ist sehr vortheilhaft bei einem dunklen grünen Hinter- 
grunde, wo sonst, namentlich bei etwas schwachem Lichte, die Thei- 
lung des Mikrometers nicht mehr zu erkennen ist. Wenn ein solches 
Elektrometer zu Versuchen im Zimmer bei Lampenbeleuchtung ge- 
braucht werden soll, so bedecke ich entweder die Oeffnung in der 
hintern Wand mit einem Stückchen dünnen weissen, auch wohl geölten 
Papiers, welches durch das von einem Spiegel zurückgeworfene Licht 
einer entfernt stehenden Lampe erleuchtet wird oder stelle je nach den 
Umständen in der verlängerten Axe des Mikroskops in 5 bis 6 Fuss 
Entfernung ein solches Blatt Papier auf, das auf der hintern Seite schar- 
fes Licht empfängt. | 
Ein drittes Elektrometer, das in dem Folgenden, wo es erwähnt 
wird, mit © bezeichnet werden soll. wich von dem Elektrometer 5 nur 
darin ab, dass seine Säule aus kleinen, oben mit einer Elfenbeinfassung 
verschlossenen und in Löchern eines dicken Schellackkuchens aufge- 
stellten Gläschen mit eingesetzten Kupfer- und Zinkdrähten (vergl. S. 397) 
bestand, und gleich unterhalb des Commutators angebracht war. Das 
ganze Instrument war dadurch höher, aber auch schmäler, was für Rei- 
sen zweckmässig ist. Ausserdem war noch eine Verbesserung in der 
Weise angebracht, dass alle am Instrumente durch Schellack isolirte 
Theile nicht unmittelbar in das Instrument, sondern erst in kleine nie- 
drige Cylinder eingekittet wurden, welche sich mit einem auf ihrer 
