404 W. G. HankeEr, 
äussern Fläche eingeschnittenen Schraubengewinde an den betreflen- 
den Stellen in entsprechende Oeffnungen des messingenen Gehäuses 
einschrauben liessen. Diese Einrichtung hat den Vortheil, dass etwa im 
Schellack locker gewordene Metalltheile sich mit Bequemlichkeit nach 
dem Herausschrauben ihrer Cylinder aus dem Gehäuse durch Erhitzen 
in der Flamme wieder festschmelzen lassen. 
Zum Aufstellen der Elektrometer im Freien dienen Gestelle mit drei 
Füssen, die sich der Bequemlichkeit wegen zusammenlegen lassen. 
1iI. Prüfung des Elektrometers. 
Wenn man eine zusammengesetzte Vorrichtung zu genauen Mes- 
sungen gebrauchen will, so ist es wichtig, die Wirkungen der einzelnen 
Theile, aus denen sie besteht, und die bei den Messungen in Betracht 
kommen, gesondert zu kennen, um alle möglicherweise dadurch veran- 
lassten Störungen ausschliessen zu können. Es wird also auch im vor- 
liegenden Falle eine genaue Untersuchung der Wirkungen, welche die 
einzelnen mit Elektricität geladenen Theile des Instrumentes in grösse- 
rer oder geringerer Nähe auf einander ausüben, von Interesse sein. 
Freilich gelten solche Bestimmungen in aller Strenge nur für das beson- 
dere Instrument, mit welchem sie ausgeführt werden; sie finden indes- 
sen in angenäherter Weise noch ihre Anwendung für alle ähnlich ge- 
bauten. In vielen Fällen genügt übrigens auch für die Behandlung der 
Instrumente schon eine solche angenäherte Kenntniss der gegenseitigen 
Wirkungen ihrer Theile und ich führe daher in dem Nachstehenden 
solche Bestimmungen an, welche ich für das Elektrometer A gemacht 
habe, lasse dabei aber alle weitläufigen Berechnungen fort, weil diese 
eben nur für diess einzelne Instrument A Geltung haben und daher ein 
allgemeines Interesse nicht darbieten würden. 
Die Entfernungen der beiden Scheiben G,G von den Goldblättchen 
werde ich in einem Maasse angeben, dessen Einheit 0,0296 pariser 
Linie beträgt. Ich wähle grade diese Länge als Einheit, weil sie die- 
jenige ist, welche im Mikroskope gesehen so gross erscheint, wie die 
Entfernung zweier nächsten Theilstriche des Ocularmikrometers. Wei- 
terhin werden die Abweichungen des Goldblättchens von der verticalen 
Richtung (die Ausschläge) auch in Theilstrichen des Ocularmikrometers 
angegeben werden, so dass dann die Annäherungen des Goldblättchens® 
