ELeRTtrischE UNTERSUCHUNGEN. k27 
Schiebers im entgegengesetzten Sinne erhöhte die Empfindlichkeit wie- 
der. Ist nun die Beziehung zwischen der Grösse der Ausschläge und der 
Anzahl der durch den Schieber mit den Scheiben verbundenen Elemente 
bekannt, (beide sind einander einfach proportional), so lassen sich alle bei 
verschiedener Anzahl von Elementen angestellten Versuche auf dieselbe 
Empfindlichkeit des Instrumentes reduciren und mit einander vergleich- 
bar machen. Ich will hier keine besonderen Versuche zur Nachweisung 
des einfach proportionalen Verhältnisses zwischen der- Grösse der Aus- 
schläge und der Anzahl der mit den Scheiben verbundenen Elemente 
anführen, da die nächste Versuchsreihe, welche mitgetheilt werden wird, 
zugleich diese Nachweisung liefern kann. 
In solchen Fällen, wo man hinlänglich Zeit hat, die Stellung der 
Scheiben zu ändern, wird man zur Regulirung der Empfindlichkeit die- 
ses letztere Verfahren vorziehen, weil man dabei der vorhin erwähnten 
Vorrichtung nicht bedarf, und ausserdem die Empfindlichkeit auf jeden 
beliebigen Grad zu bringen im Stande ist, während man nach dem 
früheren Verfahren dieselbe nur in gewissen Abstufungen zu verringern 
oder zu vergrössern vermag. Um eine ganz beliebige Empfindlichkeit 
herzustellen, d.h. für eine bestimmte elektrische Spannung in dem Gold- 
blättchen einen gewünschten Ausschlag zu erhalten, bedarf es nur der 
Messung eines einzigen Ausschlages bei irgend einer Entfernung der 
Scheiben vom Goldblättichen; daraus lässt sich unter Zuziehung des 
Resultates der Versuchsreihe auf S. 424 für das Instrument A so- 
gleich die Stellung berechnen, welche den Scheiben, wenn sie mit der- 
selben Säule in Verbindung bleiben, gegeben werden muss, damit das 
Goldblättchen für die gegebene Elektricität den gewünschten Ausschlag 
zeigt. Es hält hiernach nicht schwer, zwei Instrumente so zu reguliren, 
dass ihre Ausschläge, wenn sie eine gewisse Grösse nicht überschrei- 
ten. genau mit einander übereinstimmen. 
d. Reduction der Empfindlichkeit des Instrumentes auf ein bestimmtes Maass. 
Das bisher Vorgetragene würde uns allerdings in den Stand setzen, 
die Empfindlichkeit unseres Instrumentes beliebig abzuändern, und 
Messungen, die bei verschiedenen Empfindlichkeiten ausgeführt sind, 
auf einander zu reduciren und untereinander vergleichbar zu machen, 
wenn die Voraussetzung erlaubt wäre, dass die mit den Scheiben ver- 
bundenen elektrischen Pole ihre Spannung unverändert behielten; eine 
Abhandl. d. K.S. Ges. d. Wissensch. V. 34 
