ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN. 429 
vorausgesetzt, im Verhältniss der Quadrate der Anzahl der Elemente 
stehen. Daraus folgt aber natürlich auch umgekehrt, dass man aus den 
auf diese Weise gemessenen Ausschlägen einen Schluss auf die Grösse 
der in den Scheiben vorhandenen elektrischen Spannung und somit auch 
auf die Empfindlichkeit des Instrumentes machen kann, indem unter 
sonst gleichen Bedingungen bei einem und demselben Elektrometer die 
in den Scheiben vorhandenen elektrischen Spannungen sich verhalten 
wie die Quadratwurzeln aus den genannten Ausschlägen. Mit diesen 
elektrischen Spannungen in den Scheiben ist aber unter sonst gleichen 
Umständen, wie schon weiter oben erwähnt, die Empfindlichkeit des 
Instrumentes proportional. Da oben für diesen Ausspruch kein experi- 
menteller Beweis beigebracht worden ist, so verdient die nachfolgende 
Versuchsreihe um so mehr mitgetheilt zu werden, als durch die Nach wei- 
sung, dass bei dem eben angeführten Verfahren. die Ausschläge sich ver- 
halten wie die Quadrate der einander gleichen elektrischen Spannungen 
in den Scheiben und dem Goldblättchen, zugleich der Beweis geführt 
ist, dass diese Ausschläge nur in einfach proportionalem Verhältnisse 
sich ändern, wenn die Elektricität allein in den Scheiben (oder allein in 
dem Goldblättchen) sich ändert, und in dem Goldblättchen (oder re- 
spective in den Scheiben) constant bleibt. 
Da jedoch auf die vollkommene Gleichheit der Elemente nicht zu 
rechnen ist, so können die beiden Hälften der Säule möglicherweise 
etwas verschieden sein. Da nun beide Hälften mit ihren isolirten Polen 
mit den Scheiben in Verbindung stehen, und also die von diesen aus- 
geübte Wirkung von beiden Polen abhängt, so muss man, um diese Un- 
gleichheiten kennen zu lernen und zu eliminiren, beide Pole nach ein- 
ander mit dem Goldblättchen verbinden und aus beiden Ausschlägen das 
Mittel nehmen. Aus früher erörterten Gründen wird man aber ausser- 
dem mittelst eines passend eingeschalteten Gommutators die Blektrici- 
tät in den Scheiben umkehren, während sie in dem Goldblättchen un- 
verändert bleibt; das Goldblättchen muss also vom Elektrometeraus 
jenseits des Commutators mit dem einen Pole der Säule in Verbindung 
gesetzt werden Man wird sonach, ebenso wie weiter oben, nicht aus 
2, sondern aus 4 Ablesungen das Mittel nehmen. 
Im Nachstehenden theile ich eine Versuchsreihe mit, bei welcher die 
Säule anfangs aus 20 Elementen bestand, die dann nach und nach bis auf 
zwei verringert wurden. Die Scheiben blieben unverändert von Anfang 
34* 
