432 W. G. Hanser, 
gemachten vier Ablesungen den Mittelwerth zu nehmen. Die Quadrat- 
wurzel aus dem jedesmaligen Mittelwerthe bildet dann den zur Reduc- 
tion der Messungen der atmosphärischen Elektricität auf eine bestimmte 
Empfindlichkeit dienenden Factor; denn diese Quadratwurzel ist pro- 
portional mit der Aenderung der elektrischen Spannung in den Schei- 
ben, von welcher bei den erwähnten Messungen unler sonst gleichen 
Einrichtungen des Elektrometers die Empfindlichkeit des Instrumentes 
abhängt. | 
IV. Ueber die Aenderung der elektrischen Spannung ın den Polen 
einer Säule durch Aenderung der Temperatur. 
Wenn ich auch in dem Vorstehenden eine Methode angegeben 
habe, welche es möglich macht, die Aenderungen in der elektrischen 
Intensität der Pole der angewandten Säule mit aller nur gewünschten 
Genauigkeit zu bestimmen, so wird man doch nichtsdestoweniger zu- 
geben, dass es wünschenswerth ist, bei einer längern Reihe von Mes- 
sungen die desshalb erforderlichen Correctionen möglichst zu verrin- 
gern. In dem Bestreben, diese Gorrectionen so klein als nur möglich 
zı machen, liegt auch einer der Gründe, wesshalb ich die trockne Zam- 
boni’sche Säule durch eine gewöhnliche Volta’sche Säule ersetzt habe. 
Da es jedoch Umstände geben kann, wo diese letztere aus Bequem- 
lichkeitsrücksichten oder selbst dringenden Umständen (z. B. in sehr 
grosser Kälte) durch eine trockne Säule ersetzt werden soll, so werden 
die folgenden Angaben über das Verhalten beider Säulen bei Tempera- 
turänderungen nicht ohne Interesse sein. 
Schon oben S. 399 habe ich erwähnt, dass die Anwendung nur 
einer isolirten trocknen Säule, deren beide Pole mit den das Goldblatt 
umgebenden Scheiben eines Elektrometers in Verbindung gebracht sind, 
auf eine unrichtige Auffassung der Verhältnisse sich stütze; dass es viel- 
mehr, um die Spannung der Elektricität in den Polen möglichst constant - 
zu erhalten, zweckentsprechender sei, die Mitte der Säule mit der Erde 
in leitende Verbindung zu setzen. und nur ihre Pole sorgfältig zu isoli- 
ren. Zwischen Platten, welche mit den Polen einer solchen Säule von 
nicht zu kleinem Querschnitte verbunden sind, hängt das Goldblätt- 
chen sehr ruhig, und man kann einem Elektrometer dieser Art, wie 
schon. eben S. 399 erwähnt, einen hohen Grad von Empfindlichkeit 
