43% W. .G. Hanser, 
Elektrometers eingeschoben wurde. In dieses fast völlig verschlossene 
Holzkästchen waren auch die trockenen Säulen gestellt. Das ganze In- 
strument wurde dann noch mit seinem gewöhnlichen Blechgehäuse über- 
deckt. Eine ableitende Berührung der Pole beim Niederdrücken der 
Federn TUV wurde sorgfältig vermieden, um nicht Störungen durch 
die Schwächung des einen oder andern Poles hervorzurufen. 
In der Stube schwankten an einem Tage (5. Juni) die Quadrate der 
Intensitäten zwischen 9,8 und 10,4 und der Uebergang von dem einen 
Werthe zu dem andern geschah sehr allmählig. Am Nachmittage des 
darauffolgenden Tages (6. Juni) wurde das Instrument mit seinem Blech- 
gehäuse, wie zuvor angegeben. bedeckt im Garten in den Sonnenschem 
gestellt, und zu den in der ersten verticalen Spalte nachstehender Ta- 
belle beobachteten Zeitpunkten die in der zweiten aufgeführten Ablen- 
kungen beobachtet, welche dem Quadrate der Intensitäten proportional 
sind. Die dritte Spalte gibt den Zustand der Bestrahlung in der Zwi- 
schenzeit von einer Messung zur folgenden. Die Langsamkeit des Durch- 
dringens der Sonnenwärme bis zu den Scheiben der trockenen Säulen 
lässt sich nach der angegebenen Umhüllung derselben einigermaassen 
veranschlagen. Die erste Messung wurde möglichst bald nach dem Auf- 
stellen gemacht. 



Zeit der |Quadrate der 
Keobachtuhr. |Intensitstän Zustand der Bestrahlung in der Zwischenzeit. 
8. i 





DEN 10,67 Blechgehäuse völlig von der Sonne bestrahlt, 
2 49 11,32 ebenso, 
3 58 12,00 ebenso, 
38 12,65 ebenso, 
3 18 12,97 ebenso, 
3 28 13,35 | kurze Zeit Schatten durch Wolken, dann wie- 
der voller Sonnenschein, 
3,988 13,67 voller Sonnenschein, 
3 48 43,75 bisweilen etwas beschattet durch Wolken, 
3 58 13,87 Sonnenschein, 
h 8 13,85 | viel Schatten durch Wolken, 
k 18 13,85 Sonnenschein, 
k 28 13,95 ebenso, 
k 38 13,95 ° | ebenso, 
h 48 14,42 ebenso, 
k 58 1%&,%0 ebenso, 
5 8 414,07. | Gehäuse theilweis durch Bäume beschattet, 
