544 W. G. Hankeı, 
Scheibe war in ihrem Mittelpunkte durchbohrt und trug neben dieser 
Durchbohrung auf ihrer obern Seite,zwei Schellackstäbe, auf denen 
oben eine Vorrichtung befestigt war, wie sie für die Aufhängung der 
Magnetometerstäbe angewandt wird, nämlich eine horizontale Schraube, 
in deren Windungen sich der Draht legt, und die, wenn der Draht die 
rechte Länge hat, durch Zusammenpressen des einen Lagers an weite- 
rer Umdrehung verhindert wird. Von dieser Schraube, die also isolirt 
war, ging der Draht durch die Durchbohrung der Scheiben hinab zu dem 
Wagebalken. Das zum Ablesen dienende Fernrohr trug gleich über sich 
auf seinem Stative die Skale, und stand auf einem an der Wand in der 
entgegengesetzten Ecke der Stube befestigtem Brette. Die Entfernung 
der Skale vom Spiegel war 4178””. Mittelst der vorhin beschriebenen 
Vorrichtung (der langen Stange, dem Universalgelenk u.s. w.) war es 
leicht, den Wagebalken in jede beliebige Stellung zu bringen, oder ihn 
in Schwingungen zu setzen, ohne dass Erschütterungen des Schwer- 
punktes entstanden; ebenso konnte man auch seine zu grossen Schwin- 
gungen mässigen. 
Um den mit der Hand berührten Wagebalken in sehr kurzer Zeit 
zur Ruhe zu bringen, selbst wenn man z.B. die Gewichte verschoben 
hat, gibt es ein sehr einfaches Mittel. Man nimmt zwei aufrechte schmale 
Gegenstände, welche mit einem kleinen Fusse versehen sind, stellt sie 
in die Drehwage auf eine und dieselbe Seite des Balkens und rückt sie, 
während ein Gehülfe ın das Fernrohr blickt, abwechselnd immer näher 
an den Balken dergestalt heran, dass im Fernrohr nahe die Skalentheile 
erscheinen, bei welchen der Balken in Ruhe ist. Durch scharfes Anstel- 
len dieser Gegenstände an den Balken hören die Bewegungen seines 
Schwerpunktes infolge der Reibung bald auf; man zieht dann den einen 
Gegenstand sehr wenig zurück, so dass der Balken frei wird, lässt letz- 
tern sich noch etwas beruhigen, und nimmt zuletzt die beiden Gegenstände 
nach einander hinweg, aber jeden nur in solchem Augenblicke, wo ihn 
der Balken. nicht berührt. Auf diese Weise braucht man nur einige Mi- 
nuten, um die Drehwage wieder zum Beobachten bereit zu haben. 
Vor Allem war es nun nöthig, die Torsionskraft des Drahtes zu be- 
stimmen. Es sei & die Kraft, welche erfordert wird, um den Draht, wenn 
sie auf einen an ihm befestigten Hebelarm von der Länge = 1"" wirkt, 
um die Einheit, d.h. um einen dem Halbmesser gleichen Bogen zu dre- 
hen, die also der Draht auch ausübt, wenn er um diese Grösse gedreht 
