ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN. 551 
2. Einfluss der Umgebungen auf die elektrischen Vertheilungen in der 
Drehwage. 
Indess so einfach, wie eben angenommen, gestalten sich die Ver- 
hältnisse an der zuvor beschriebenen Drehwage nicht. Denn 
1) ist die Elektricität auf den Kugeln nicht gleichförmig vertheilt, 
ja selbst nicht einmal auf allen in gleicher Menge und in gleicher Weise 
angeordnet, vorhanden; und 
2) findet sich ausser auf den Kugeln auch noch Elektricität auf dem 
Wagebalken und den Stäben der feststehenden Kugeln. 
Die Ungleichförmigkeit in der Vertheilung der Elektricität auf den 
Kugeln hat sehr verschiedene Ursachen. Sie rührt her 
I) von dem Einflusse der mit ihnen verbundenen Röhren und Stäbe; 
2) von der Rückwirkung der freien innern Wände des Holzringes, 
des Bodens und des Deckels des Gehäuses; 
= 
von der Einwirkung der seitlichen Zinkplatten ; 
1 
et 
von den Vertheilungswirkungen und Rückwirkungen der Kugeln 
auf einander, und 
5) von der Vertheilungswirkung der Röhre und der Stäbe auf die 
übrigen nicht von ihnen getragenen Kugeln. 
Aehnliche Ursachen ändern auch die Vertheilung auf der Röhre 
und den Stäben ab. 
Von den oben genannten Ursachen für die Ungleichförmigkeit in 
der Dicke der elektrischen Schicht bleibt der Einfluss der ersten stels 
in voller Stärke und muss durch besondere Messungen genau bestimmt 
werden, wie diess oben S. 508 auch geschehen ist, während die übri- 
gen sich durch angemessene Einrichtungen sehr verringern oder auch 
fast ganz beseitigen lassen. Aus dem Bestreben, die Einflüsse aller die- 
ser Ursachen in Rechnung ziehen zu können, sind die oben von S. 511 
bis S. 523 mitgetheilten Messungen hervorgegangen. Nehmen wir an, 
dass diese Einflüsse nicht für die zuvor beschriebene Drehwage, son- 
dern für eine ihr vollkommen ähnlich gebaute, aber in allen ihren Di- 
mensionen 5,94 mal vergrösserte Drehwage bestimmt werden sollten, so 
würden die früher mitgetheilten Messungen dazu die nöthigen Mittel 
liefern, indem dann die Kugeln der Drehwage 117,91”” und die Röhren 
und Stäbe 38,12”” im Durchmesser halten würden. Ich will die Werthe 
der einzelnen Correctionen, welche durch diese äussern Einwirkungen 
