556 W. G. Hanker, 
ihre Ausschläge zuvor mit den Ausschlägen einer andern Drehwage, 
welche absolute Werthe zu berechnen gestattet, verglichen worden sind, 
und dafür Sorge getragen wird, dass die Kugeln des Balkens während 
der Ablenkung des letztern aus seiner Ruhelage durch die vorhandenen 
Elektricitätsmengen stets die Mitte zwischen den seitwärts von ihnen 
befindlichen feststehenden Kugeln einnehmen. 
Je grösser der Raum ist, in welchem man die Drehwage aufstellt. und, 
je grösser die Entfernungen der Kugeln von einander sind, um so ge- 
ringer werden die Vertheilungswirkungen auftreten, so dass sie bei einer 
gewissen Entfernung der Kugeln von einander und von den umgeben- 
den Wänden gänzlich oder fast gänzlich vernachlässigt werden können. 
Da aber nicht immer ein geeigneter Raum von der zuletzt angedeuteten 
Grösse zu Gebote steht, so wird das Bedürfniss zur Benutzung eines in 
seinen Dimensionen unter der angedeuteten Gränze liegenden Raumes 
zwingen. In solchen Fällen werden die im siebenten Abschnitte mitge- 
theilten Messungen für die Auswerthung der mannichfachen äussern 
Einwirkungen auf die verschiedenen Punkte der Kugeln und Stäbe 
manche Erleichterungen verschaffen, wenn sie selbstverständlich auch 
nicht alle direeten Messungen ersparen können. In jedem Falle wird es 
bei der Gonstruction einer Drehwage für absolute Messungen zweck- 
mässig sein, die Entfernungen der Theile, welche einen vertheilenden 
Einfluss auf einander ausüben können, so gross zu nehmen, als es ir- 
gend die Umstände gestatten. 
3. Brauchbarkeit der kleinen Drehwage zu relativen Messungen. 
Bevor ich diese Drehwage verlasse, will ich noch Einiges über 
ihren Gebrauch als Elektrometer hinzufügen. 
Die Drehwage überhaupt lässt sich in doppelter Weise zu elektri- 
schen Messungen benutzen. Erstens kann man dieselbe, wenn zwei 
nahe gleichstarke Elektricitäten gegeben sind, auf die vorher beschrie- 
bene Weise gebrauchen, so dass man also ihre feststehenden und be- 
weglichen Kugeln respective mit der einen oder andern Elektricitäts- 
quelle verbindet; zweitens gestattet sie aber auch, falls nur eine Elek- 
tricitätsquelle gegeben ist, eine Verwendung nach Art der im zweiten 
Abschnitte beschriebenen Elektrometer, so dass man die feststehenden 
Kugeln in angemessener Weise mit den beiden entgegengeselzten Polen 
einer Volta’schen Säule verbindet, und dann den Kugeln des Balkens die 
