ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN. 557 
zu messende Elektricität zuführt; in diesem letzten Falle gestattet die 
Drehwage auch noch eine Zurückführung auf ein absolutes Maass. Man 
verbindet nämlich zuvor nach einander die beiden Pole der Säule, wel- 
che zu den feststehenden Kugeln geleitet sind, mit dem Balken und 
leitet daraus in absolutem Maasse die Menge oder Dicke der elektrischen 
Schicht auf den feststehenden Kugeln her; wird dann der Balken mit 
der gegebenen Elektricitätsquelle verbunden, und seine Ablenkung ge- 
messen, so liefert die zuvor berechnete Dicke der elektrischen Schicht 
auf den vier feststehenden Kugeln und die zuletzt gemessene Grösse 
des Ausschlags nebst der bekaunten Torsion des Drahtes und den gege- 
benen Dimensionen des Apparates alle Data, welche zu einer absoluten 
Bestimmung der Intensität der Elektricilätsquelle erforderlich sind. 
Jede Aenderung in der Stärke der mit den Standkugeln verbunde- 
nen Säulenpole lässt sich gerade auf dieselbe Weise, wie oben bei dem 
Elektrometer (S. 427 ff.) bestimmen und in Rechnung ziehen. 
Was die Empfindlichkeit der obigen Drehwage bei Messungen von 
sehr schwachen Elektricitäten anlangt, so lässt dieselbe Nichts zu wün- 
schen übrig. Es wird genügen in dieser Beziehung folgenden Versuch 
anzuführen. Ich nahm nur zwei Elemente aus Kupfer, Zink und Wasser, 
und ordnete sie zu einer Säule, deren Mitte zur Erde abgeleitet, und 
deren Pole respective mit den Standkugeln und mit dem Balken verbun- 
den wurden. Als die feststehenden Kugeln den Kugeln des Balkens so 
weit genähert waren, dass die nächsten Punkte ihrer Oberflächen noch 
einige Millimeter von einander abstanden, erhielt ich durch Umlegen 
eines Commutators, der nur die Elektricität in den Standkugeln (aber 
nicht in dem Balken) umkehrte, Aenderungen von 0,2 Skalentheilen in 
der Lage des Balkens. Nun lässt sich aber durch Anwendung eines fei- 
nern Drahtes diese Empfindlichkeit noch vielfach erhöhen; denn aus 
dem früher (S. 545) mitgetheilten Werthe über das Drehungsmoment 
ersieht man, dass der Draht nicht zu den feinsten gehörte. Es würde 
also möglich sein, durch einen feinern Aufhängedraht und durch weitere 
Annäherung der Standkugeln die Empfindlichkeit noch sehr bedeutend 
zu erhöhen. Ich hatte einen etwas dickern Draht wählen müssen, weil 
sonst die Ausschläge des Balkens bei der Stärke der Elektricität, wie 
ich sie zu meinen Versuchen brauchte, viel zu gross geworden wären. 
Will man ausser einer gegebenen Elektricitätsquelle noch eine Vol- 
ta’sche Säule zu Hülfe nehmen, also die Drehwage nach dem zweiten 
42* 
