558 W. G. Hanser, 
der vorhin angegebenen Verfahren benutzen, so lässt sich die Empfindlich- 
keit ins Unglaubliche vermehren. Bei einer Entfernung der beiden ein- 
ander gegenüberstehenden Standkugeln von 138,34” betrug nach S. 547 
der Ausschlag, als jede derselben ebenso wie der Balken mit einer 
Elektriecitätsschicht, wie sie der Spannung einer Säule von 203 Zink- 
kupferelementen entspricht, bedeckt war, 148,6 Skalentheile. Bliebe 
diese Entfernung und die Verbindung der Standkugeln mit den Polen 
der Säule ungeändert, so würde eine dem Wagebalken zugeführte Elek- 
tricität von der Stärke der elektrischen Spannung an dem einen Ende 
eines einzigen Elementes, wenn sein anderes Ende zur Erde abgeleitet 
wäre, schon einen Ausschlag von 0,7 Skalentheilen erzeugen. Man wird 
folglich leicht übersehen können, wie gross selbst nur unter Voraussez- 
zung einer Zunahme nach dem umgekehrten quadratischen Verhältniss 
der Entfernungen dieser Ausschlag werden muss, wenn man die Stand- 
kugeln den Kugeln des Balkens sehr nahe bringt, jedoch stets unter Er- 
haltung einer stabilen Gleichgewichtslage; in Wirklichkeit wird derselbe 
aber infolge der Vertheilungswirkungen noch grösser werden. 
Der Einwurf, dass für absolute Bestimmungen sehr schwacher 
Elektricitäten diese Drehwage doch nicht geeignet sei, weil sie bei sehr 
grosser Empfindlichkeit keine Vergleichung mit einer andern Drehwage, 
die zu absoluten Bestimmungen dient, aber viel weniger empfindlich 
ist, erlaube, lässt sich sogleich beseitigen. Die Drehwage von kleinen 
Dimensionen ist nur desshalb nicht ohne Weiteres zu absoluten Messun- 
gen brauchbar, weil ihre einzelnen Theile einen zu starken vertheilen- 
den Einfluss auf einander ausüben. Dagegen kann man die Torsion 
ihres Drahtes mit beliebiger Schärfe bestimmen. Ist aber der verthei- 
lende Einfluss einmal bestimmt, so bleibt derselbe, so lange alle Ent- 
fernungen ungeändert bleiben, ebenfalls ungeändert. Man kann daher 
diesen Rinfluss für eine Drehwage von kleinen Dimensionen auswerthen, 
indem man zuvörderst durch Vergleichung mit einer zu absoluten Mes- 
sungen unmittelbar brauchbaren Drehwage den Balken der erstern an 
einem dickeren Drahte aufhängt. Wird dann später dieser dickere Draht 
durch einen dünnern ersetzt, so ist, wenn die Torsionen beider Drähte aus 
Schwingungsbeobachtungen des Balkens im belasteten und unbelasteten 
Zustande bekannt sind, auch die kleinere Drehwage mit ihrem sehr 
dünnen Drahte zu absoluten Messungen verwendbar. 
“In Fällen, wo der Unterschied in der Empfindlichkeit der beiden 
