ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGEN. 561 
während die Enden, um das Trägheitsmoment möglichst zu vermindern, 
aus sehrdünnwandigen hohlen Röhren von gleichem Durchmesser gebildet 
waren. An den Enden befanden sich hohle Kugeln von 20,12”” Durch- 
messer, deren Mittelpunkte also 1602,77”” von einander und 801,38" 
von der Drehungsaxe entfernt waren. An einem in der Verlängerung 
des Aufhängedrahtes unterhalb des Balkens befindlichen Stäbchen war 
ein Planspiegel befestigt; das untere Ende dieses Stäbchens trug ein 
gegen 4 Pfund schweres Bleigewicht zur Spannung des Drahtes. 
Der Balken ward so gerichtet, dass er in der Ruhe parallel mit den 
langen Seiten des Zimmers lag. An diesen langen Seiten des Zimmers 
waren an den Wänden Vorrichtungen angebracht, um isolirt einerseits 
985””, und andererseits 1400” lange und 6,5”” dicke Metallstäbe zu 
tragen. Die Axen je zweier Metallstäbe fielen verlängert zusammen, 
standen senkrecht auf der Ruhelage des Balkens und gingen durch den 
Mittelpunkt der einen Kugel des Balkens in seiner Ruhelage. Jeder 
dieser Metallstäbe trug eine Kugel von 20,12”” Durchmesser, und der 
Abstand der Mittelpunkte je zweier Kugeln zur Seite eines Armes des 
Balkens belief sich auf 900,88"”, 
Um die Luftströmungen, welche in einem so grossen Raume wegen 
der Verschiedenheit der Temperatur entstehen müssen, nicht durch Zu- 
tritt äusserer Luft zu vermehren, waren die beiden Thüren , welche zu 
dem sonst übrigens gegen Temperaturschwankungen ziemlich geschütz- 
ten Raume führten, auf der Innenseite mit Papier überklebt; es blieb 
in der einen nur ein kleines Thürchen, um in den Raum gelangen zu 
können, das aber bei den Messungen von aussen ebenfalls mit Papier 
dicht verklebt wurde. Indess trotz dieser Vorsichtsmassregeln durfte 
ich keinen sehr dünnen Aufhängedraht anwenden, indem bei der da- 
durch erzeugten grossen Schwingungsdauer eine genaue Bestimmung 
der Lage des Balkens unmöglich wurde; ich musste einen ziemlich 
starken Stahldraht zum Aufhängen wählen, wodurch freilich die Em- 
pfindlichkeit der Wage sehr bedeutend verringert wurde, was im vor- 
liegenden Falle um so unangenehmer war, als auch sonst kein Mittel, 
diese Empfindlichkeit zu erhöhen, vorlag; eine Annäherung der festen 
Kugeln an die beweglichen des Balkens war nicht gestattet, indem ja 
eben die Gewinnung von grössern Entfernungen die Aufstellung dieser 
Drehwage veranlasst hatte. Die Bestimmung der Schwingungsdauer hat, 
wenn man etwas grosse Schwingungsbogen nimmt, keine Schwierigkeit. 
