578 W. 6. Hanser, 
ruft oder die Stellung des Goldblättchens gegen die Scheiben verändert, 
so dass je nach dieser Lage eine besondere Correction der Ausschläge 
wegen zu grosser Annäherung an die Scheiben erforderlich wird. 
Ich habe es desshalb vorgezogen, den CGonductor stets unelektrisch zu 
machen, und dann erst die über ihm befindliche Kugel mit den Polen 
der Säule zu verbinden. Um den Conductor unelektrisch zu machen, 
wurden einige Zoll weite blecherne, an einem Ende geschlossene Cy- 
linder mit ihrem offenen Ende über die kleinern Conductoren gesetzt, 
und letztere dann während dieser Bedeckung durch geringes Neigen 
der Blecheylinder ableitend berührt, wodurch sie, weil sie rings von 
Leitern eingeschlossen waren, aller etwa vorhandenen freien Elektricität 
beraubt werden mussten. Bei Conductoren von grösserer Länge als 
300””, wo das Aufsetzen und Abheben solcher Blechcylinder sehr un- 
bequem geworden wäre, diente zu gleichem.Zwecke ein der Länge nach 
aus zwei Hälften zusammengesetzter parallelepipedischer Kasten aus 
mässig starkem Messingblech. Die beiden Hälften desselben waren an 
den Aussenseiten mit Handgriffen versehen, und die Ränder der einen 
liessen sich zwischen die der andern einschieben, so dass nach dem Inein- 
anderfügen der Gonductor des Elektrometers ringsum eingeschlossen war. 
Um den Einfluss des Abstandes der elektrischen Kugel von dem 
_CGonductor, und ebenso der Länge dieses letztern auf die Ausschläge des 
Elektrometers zu erfahren, wurden bei verschiedenem Abstande der 
Kugel und bei’abgeänderter Länge der Cylinder Messungen ausgeführt. 
Der kleine Gonductor (AA Fig. Iu. 2) von 105””" Länge ward ein 
für alle Mal auf dem Elektrometer befestigt, und von seinem obern ab- 
gerundeten Ende aus die Entfernung bis zu dem untersten Punkte der 
Kugel gemessen ; diese Entfernungen finden sich in der ersten vertica- 
len Spalte der nachstehenden Tabelle verzeichnet. Dieser kleine Con- 
ductor soll mit 0 bezeichnet werden. Auf ihn wurden dann, ohne die 
Stellung der Kugel zu ändern, die schon oben erwähnten gleich dicken 
mm 
Gylinder von genau 100” Länge (sie mögen durch die Zahlen I bis 5 
bezeichnet werden) aufgeschraubt; die Entfernungen des obern Endes 
der so verlängerten Gonductoren von dem untersten Punkte der Kugel 
mm 
sind also um soviel mal 100” kleiner als die in der ersten Spalte der 
nachstehenden Tabelle stehende Zahl als Gonductoren von 100 
mm 
Länge 
aufgeschraubt worden sind. Die verticalen Spalten dieser Tabelle von 
der zweiten bis zur siebenten enthalten die Ausschläge, wie sie nach 
