594 | W. G. Hınker, 
Elektrometers mit dem Goldblättchen, und messe durch Umlegen des 
Commutators gh die Ausschläge desselben. Nach S. #28 liefern die 
so erhaltenen Ausschläge die nöthigen Grundlagen zur Reduction der 
unmittelbar nachher gemachten Messungen auf eine willkührlich an- 
genommene Empfindlichkeit des Instramentes. Wenn die Messungen 
der atmosphärischen Elektricität längere Zeit hindurch fortgesetzt wer- 
den sollen, so ist es namentlich bei starken Aenderungen der Tempera- 
tur zweckmässig, von Zeit zu Zeit die Bestimmung der Empfindlichkeit 
des Insirumentes zu wiederholen. Dabei ist aber sorgfältig jedes Schlies-- 
sen der Kette zu vermeiden. 
Nach Ausmittelung der gerade stattfindenden Empfindlichkeit steht 
der Messung der atmosphärischen Elektricität Nichts weiter entgegen. 
Man stellt den Commutator in die eine oder andere Lage; am besten 
wählt man jedes Mal dieselbe wieder, um aus der Richtung des Aus- 
schlages sogleich die Art der Elektricität zu erkennen. Sodann befreit 
man den Conductor von aller Elektricität. Um diess zu erlangen, neigt 
man die Blechhülle etwas, oder verschiebt sie ein wenig zur Seite, bis 
der Conductor an ihre innere Wand anstösst. Da der Conductor bei 
dieser Berührung sich noch in enem vollständig von Leitern umhüllten 
Raume befindet, so muss er dadurch gänzlich unelektrisch werden. 
Diess Verfahren wird jedes Mal wiederholt, sobald man den Gonductor, 
der auf irgend eine Weise Elektricität aufgenommen hat, (was man au- 
genblicklich an der Stellung des Goldblättchens während der Bedeckung 
mit dem Cylinder erkennt,) in nichtelektrischen Zustand versetzen will. 
Eine vorherige Ladung des Conductors hindert zwar, wie schon erwähnt, 
die Einwirkung der atmosphärischen Elektricität auf den von der Blech- 
hülle befreiten Conductor nicht, macht aber bei stärkern Ausschlägen 
grössere Gorrectionen nöthig, und kann auch zu Fehlern Veranlassung 
geben, weil die im Gonductor vorhandene Elektricität während der Be- 
deckung mit der Blechhülle eine andere Vertheilung hat als nach Ab- 
hebung derselben. Darauf hebt man die Blechhülle ein wenig (1 bis 2 
Linien) in die Höhe, so dass sie nirgends das Gehäuse des Elektrometers 
mehr berührt, aber doch den CGonductor noch vollständig einhüllt, und 
liest den Stand des Goldblättchens ab. Zuletzt nimmt man die Blechhülle 
ganz hinweg, senkt sie möglichst tief zur Erde nieder, und beobachtet 
den Stand des Goldblättchens von Neuem. Da die Blechhülle schon vor 
der ersten Ablesung von dem Gehäuse abgelöst war, so kann das blosse 
