596 W. G. Hanker, 
ein Ausschlag von 12 Skalentheilen, sondern ein im Verhältniss von 
3,1%:2,82 geringerer, also nur von 40,8 Skalentheilen entstehen können. 
Um aber einen Ausschlag von 10,8 Skalentheilen zu erzeugen, bedarf es 
nach dem Vorherigen der Elektrieitätsmenge 70930, die sich zu 8439 
verhält wie 10,8:1,285. 
Die Zahl 70930 gibt uns also ein Maass für die in dem bezeichne- 
ten Zeitpunkte jenes Nachmittages durch die atmosphärische Elektricität 
ausgeübte Vertheilungswirkung, das von jeder speciell elektrischen Ein- 
heit unabhängig nur auf die gewöhnlichen in der Mechanik bisher schon 
gebräuchlichen Einheiten der Länge, der Masse und der Zeit gegrün- 
det ist. 
XIV. Einige Bemerkungen über die Messung der atmosphärischen 
Elektrieität. 
Die grossen Schwankungen, welchen die Stärke der atmosphäri- 
schen Elektricität infolge von Veränderungen in der Beschaffenheit der 
Atmosphäre unterworfen ist, machen es wünschenswerth, die Empfind- 
lichkeit des Elektrometers beliebig und auf eine bequeme Weise abändern 
zu können. Allerdings sind schon früher S. 426 zwei Wege angegeben, 
wie diess geschehen kann; die Eigenthümlichkeit der Wirkung der atmo- 
sphärischen Elektricität gestattet aber noch die Anwendung eines drilten 
Verfahrens, das sogar in den meisten Fällen bei den Beobachtungen im 
Freien wegen der Schnelligkeit seiner Ausführung den Vorzug verdient. 
Gesetzt man habe frühern Erfahrungen gemäss den Scheiben G,C 
(Fig. 1 u. 2) eine solche Entfernung, und den Polen der Säule im Elek- 
trometer eine solche Stärke gegeben, dass die atmosphärische Elektri- 
cität des heitern Himmels bei mittlerer Stärke, wenn der Conductor 0+1 
auf das Instrument aufgeschraubt ist, einen starken, aber doch nicht 
übermässigen Ausschlag gibt. Nimmt dann die atmosphärische Elektri- 
cität infolge einer Bedeckung des Himmels bedeutend ab, oder infolge 
der Auflösung eines vielleicht vorhandenen Wolkenschleiers noch stark 
zu, so werden die Ausschläge des Goldblättichens bei Anwendung 
des Gonductors 0 +1 im ersten Falle zu klein, im zweiten dagegen zu 
gross werden, um mit Bequemlichkeit beobachtet und zur Gewinnung 
genauer Resultate verwendet werden zu können. Unter solchen Um- 
ständen erhält man am einfachsten wieder Ausschläge von wünschens- 
werther Grösse, indem man im ersten Falle dem Conductor 0 + 1 noch 
