598 W. G. Hanke, 
So gross und unregelmässig sind nun allerdings die Schwankungen 
in Gegenden, wo solche Schornsteine fehlen, nicht; im Allgemeinen 
ändert sich daselbst bei heiterm Himmel die Stärke der Elektricität all- 
mählig, indem sie etwas auf und abschwankt; indess kommen doch 
auch öfters stärkere Störungen vor. Ich will hier als Beispiel aus einer 
langen auf einem Berge in der Nähe von Arnstadt gemachten Beobach- 
tungsreihe einige Angaben herausheben. Am 1. September 1852 änder- 
ten sich bei blauem Himmel mit einzelnen Wolken und starkem Winde 
die Ausschläge von 2 Uhr Nachmittags an innerhalb einer halben Stunde 
unter kleinen Schwankungen von 4,6 bis 3,6; im Laufe der nächsten 
halben Stunde schwankten die Werthe anfangs um 3,5, und begannen 
dann zu steigen, so dass in der dritten halben Stunde, um auch einzelne 
Messungen mitzutheilen,, folgende Ausschläge beobachtet wurden: 
'b II. IT. IV. v vn 
PR INGE AR TURDRG IE A NERRIEN 00, TUR IR ARRTRT, 
RT ET TER RENTEN? 
Sa etkan DagD ap 
ER aa Sl a 6 a 
1300. wg, ee 
Die Zwischenzeit zwischen den einzelnen Beobachtungen war hier fast 
1 Minute, also grösser als vorhin. In der folgenden halben Stunde stie- 
gen die Ausschläge bis zu 6 und darüber, und (der Wind war schwä- 
cher geworden) nahmen dann wieder ab, so dass sie bei untergehender 
Sonne (der Wind hatte sich gelegt) 3,8 Skalentheile betrugen. 
Man sieht, dass es unter solchen Umständen nicht wohl möglich 
ist, aus nacheinander mit Conductoren von verschiedener Länge ange- 
stellten Beobachtungen genaue Verhältnisszahlen zur Reduction der Aus- 
schläge aufeinander abzuleiten. Dagegen lassen sich diese Zahlen mit 
Leichtigkeit und jeder gewünschten Genauigkeit durch streng gleichzei- 
tige Beobachtungen zweier 15 bis 20 Schritte von einander entfernten 
Elektrometer finden. Das eine Elektrometer bleibt fortwährend in un- 
verändertem Zustande; auf das andere schraubt man erst den Gonductor 
0 auf, und bestimmt das Verhältniss zwischen den Ausschlägen der 
beiden Instrumente durch Mittelwerthe aus beliebig vielen Beobachtun- 
gen; fügt dann dem CGonductor O0 noch das Stück 1 hinzu, und bestimmt 
wieder das Verhältniss der Ausschläge. Um zugleich mögliche Aen- 
derungen in der Stärke der Säulen zu erkennen und auszuscheiden, 
ist es zweckmässig, nach den Messungen mit dem Gonductor 0 +1 
