ELERTRIscHE UNTERSUCHUNGEN. 599 
die Messungen mit dem Gonductor 0 zu wiederholen. Verfährt man auf 
gleiche Weise mit den übrigen Verlängerungsstücken, so geben die er- 
haltenen Resultate ein Mittel, um die gewünschten Reductionscoeflicien- 
ten für die verschiedenen Gonductoren zu berechnen. Rücksichtlich der 
gleichzeitigen Beobachtungen will ich noch bemerken, dass dieselben nach 
abgehobener Blechhülle streng gleichzeitig, am besten auf ein von dem 
einen Beobachter gegebenes Zeichen gemacht werden müssen; wäh- 
rend der Bedeckung des Gonductors, also im nichtelektrischen Zustande, 
brauchen die Beobachtungen zur Bestimmung der Ruhelage natürlich 
nicht streng gleichzeitig zu geschehen. 
Jeder etwas hohe in der Nähe des Elektrometers befindliche Ge- 
genstand ändert durch seine Annäherung oder Entfernung, durch seine 
Hebung oder Senkung die Vertheilungswirkung der atmosphärischen 
Elektricität auf den von seiner Hülle befreiten Conductor etwas ab. Da 
der Kopf des Beobachters dem Conductor ziemlich nahe ist, so muss 
der Beobachter denselben stets genau in dieselbe Stellung bringen, da- 
mit sein Einfluss derselbe bleibt; auch ist, um diesen Einfluss zu schwä- 
chen, die Kopfbedeckung so niedrig als möglich zu wählen, am besten 
ganz anschliessend. Uebrigens habe ich an dem blechernen Gehäuse, 
womit das Elektrometer B bedeckt wird, eine Vorrichtung anbringen 
lassen, um ein angemessen geformtes Blech zu befestigen, das den Con- 
ductor gegen die Einwirkung des Kopfes des Beobachters schützt. Man 
übt sich aber auch leicht so ein, dass man diese Vorrichtung entbehren 
kann, indem das deutliche Erkennen der Theilstriche des Ocularmikro- 
meters und des gewählten Punktes am untern Ende des Goldblättchens 
stets eine bestimmte Entfernung des Auges vom Instrumente erfordert. 

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig. 
