










PHYSICAS E NATURAES — 26 

.. Sur une [ed rectangulaire en bois s'éléve perpendiculairement. 
une A métallique graduée en millimêtres. Mn ; 
n disque en bois d, maintenu par une pièce métallique peut se 
éplacer le long de la tige. om 
. Sur la plaque et sur le disque sont encastrés deux anneaux en 
E. ice centrés avec la tige. La circonférence extérieure de l'anneau de 
a plaque est à rayon double de celle de l'anneau du disque. 
La plaque en bois peut s'adapter parfaitement, au moyen de cro- . 
chets sur le fond noir du fluoroscope (face opposée à celle enduite de 
_ platinoeyanure de baryum). ` 







Fig.2 
. Si nous voulons orienter le foyer producteur de rayons X, par 
. rapport à l'écran fluoroscopique, de sorte que l'axe du cône de rayons 
. X soit perpendiculaire à cet écran, nous appliquerons la plaque en - 
“bois de l'appareil sur le fond du fluoroscope et nous placerons l'am- | 
poule Rentgen en position telle que son centre reste sensiblement dans | 
e prolongement de la tige OF. i 
.. L'ampoule se trouvera convenablement orientée quand, dans une 
position quelconque du disque d, l'ombre de son anneau de plomb se _ 
trouvera centrée avec celle de l'anneau de la plaque. E e 
En déplaçant successivement le disque d le long de la tige OF, 
on arrivera à trouver une position telle que les contours extérieurs des 
ombres des deux anneaux se superposeront (en s'ajustant exactement) | 
dans le champ fluoroscopique. PES 
Quand on arrive à ce résultat, la distance de l'écran au foyer | 
producteur des rayons X est immédiatement connue, puisqu'elle est le - 
iue de la distance du disque à la plaque. 2 
= L'opérateur peut varier, selon les convenances de son observation, 
. Véloignement du foyer, puisque la mesure de cette distance est tou- 
jours facile. = Hub T V USER ais OE 
: Ayant déterminé avec notre appareil les positions convenables du 

