ET MESURER SA DISTANCE AU FLUOROSCOPE - 
OU A UNE PLAQUE PHOTOGRAPHIQUE — 
SUR UN APPAREIL POUR ORIENTER LE FOYER PRODUCTEUR DES RAYONS «X» 
PAR 
VIRGILIO MACHADO — 
Les projections radioscopiques et radiographiques sont des proje- 
ions coniques. det Cute 5 HE UO eL CURE 
Les dimensions des projections obtenues dépendent des positions 
elatives du foyer actinogénique, de l'objet à examiner et de l'écran 
fluoroscopique ou de la kien photographique. WU nc qo 
. Dans un article publié dans la revue dirigée par le professeur 
Cornil Connaissances médicales, ! j'ai indiqué les régles pour déterminer | 
1 ndeur réelle des objets, d'après les dimensions des images radio- 
ues ou radioscopiques. ? Hur qua o 
Je ne m'occuperai pas des dimensions de la pénombre de ces ii 
es, parce que ce sujet est déjà bien étudié, et on a établi le théorèm 
ondamental, que la pénombre diminue avec l'écartement du foyer acti- 
ique de l'objet, ainsi qu'avec le rapprochement de cet objet du 
plan, qui doit recevoir sa ddr | ne is 
+ 
“Test facile de voir que la déformation (celle de l'image par rap- 
ort à l'objet), inhérente à la projection conique, est d'autant moindre - 
ie l'axe du cône de rayons X se rapproche d'une perpendiculaire au 
, dont on veut obtenir une projection, plan qui doit être disposi 
lèlement à l'écran fluoroscopique ou à la plaque photographiqu 
Placer le foyer actinogénique dans des conditions oit se réalis 
ce desideratum, c'est ce que j’appelle «orienter le tube». 
a été aussi insèré dans la Revista de medicina e cirurgia pra- 
Nouvelles scienti AER CEN RTL AL RS os 
mot image n'est pas ici, dans son acception rigoureuse, mais il est 

