PE A ; 
Le curve di questo quadro furono ottenute adoperando una carica di 40 unità 
elettrometriche accumulate in una batteria di 18 bottiglie: e sulle linee P e 7 
vi è anche indicato il numero portato dalle rispettive capsule con cui le curve si 
ottennero. 
Dall'esame di detto quadro A noi rileviamo che sulla linea superiore P, andando 
da destra a sinistra gli appulsi, relativi al pallone P crescono a partire da 0° man 
mano colla distanza de*suoi elettrodi e perciò colla lunghezza delle scintilie che 
scoccano fra essi: il che è perfettamente d’accordo colle leggi note; imperocchè 
il calore, e perciò la dilatazione del gas in P, cresce coila lunghezza della scin- 
tilla. Sulla linea inferiore invece la lunghezza degli appulsi decresce da destra a 
sinistra, in maniera che quando quella dei superiori aumenta da 0 al massimo quella 
degli inferiori decresce dalla massima estensione alla minima, che è circa 0. E siccome 
dalla seconda legge, relativa alle lunghezze delle scintille, noi sappiamo che il calore e 
perciò le dilatazioni dei gassi, sono proporzionali alle dette lunghezze, così noi 
possiamo approssimativamente prendere 1’ estensione degli appulsi come rappresen- 
tante quelle lunghezze e concludere che quando in un circuito si formano due 
scintille, una delle quali contro lo scaricatore, s’ osserva questo fatto, che quando 
luna ad arte s’accorci od allunga, l’ altra contro lo scaricatore viceversa s’allunga 
od accorcia. 
Veramente la lunghezza degli appulsi del quadro A, e specialmente di quelli 
della linea inferiore P, che corrispondono al termometro scaricatore non presentano 
grande regolarità, in ciascun gruppo essendovi delle curve diversamente lunghe 
abbenchè le. condizioni sperimentali per ognuno di quelli rimanessero sempre le 
medesime. Io quindi mi diedi premura di ricercar la cagione di tali irregolarità a 
fine di correggerle possibilmente; e dopo accurato esame ebbi ad osservare che spesse 
volte, oltre le due scintille nei palloni altre se ne producevano nei varî punti di 
unione del circuito scaricatore : e tali scintille dovevano necessariamente essere 
cagione di gravi perturbazioni nelle misure che eseguivo. Ad evitare le quali feci 
saldare tra loro ampiamente con grossi fili di rame hh i tubi d’ottone S$, S, p' S' fig. 1 
che riunivano le armature interne delle varie bottiglie : ed inoltre feci ancora  sal- 
dare fra loro tutti quei fili congiuntivi del circuito che dovevano stabilmente ri- 
maner riuniti; ed i contatti variabili fra le altre parti del circuito li stabilivo fra 
il mercurio, contenuto in bicchieri di vetro bene verniciati e fili o dischi di rame 
largamente e perfettamente amalgamati. In questo modo, ed avendo inoltre cura 
di non mettere le varie parti del circuito in nessun punto troppo vicine fra loro, 
evitai completamente la produzione di piccole scintille perturbatrici e così i risultati 
delle esperienze furono assai più regolari e concordi. 
Nel quadro B sono disegnate delle figure analoghe alle precedenti ed ottenute 
dopo aver accomodato l'apparecchio nel modo detto qui sopra: ed esse. appariscono 
assai più regolari che quelle del quadro 4. Sulla linea inferiore P sono disegnate 
le curve corrispondenti alle dilatazioni del gas del termometro fisso P, e sotto ciascun 
gruppo di curve è indicata la lunghezza della scintilla colla quale esse si pro- 
ducevano. Sulla linea superiore 7 sono disegnate le curve relative «agli appulsi pro- 
dotti dalla capsula legata col termometro scaricatore 7. 
