— 116 — 
stessi strumenti che mi servirono a misurare la temperatura del sole. Sia per la 
esposizione di questo metodo, come per la descrizione degli strumenti io debbo ri- 
ferirmi a quanto ho detto nella anzidetta mia Memoria. Tuttavia rammenterò qui 
che il metodo consiste nell’accogliere i raggi inviati da una superficie raggiante 
di determinata grandezza sulla faccia di una. pila termoelettrica collocata a una 
opportuna distanza e nel misurare l’effetto termico prodotto da quel raggiamento 
col mezzo di un sensibilissimo galvanometro a riflessione del Wiedemann. L'effetto 
termico è rappresentato dal numero di divisioni lette sulla scala -del galvanometro. 
Noto che sia questo numero, si ricava facilmente il valore della temperatura pos- 
seduta dalla superficie raggiante desumendola dalla formola che rappresenta l’effetto 
termico in funzione della temperatura. La formola da me stabilita è la seguente 
A) Y=mT: (T-0)— n(T_-8), 
nella quale Y indica la lettura galvanometrica, 7 la temperatura assoluta del corpo 
caldo raggiante, 0 la temperatura pure assoluta dell'ambiente ove è collocata la pila 
termoelettrica, m ed n due costanti che dipendono dalla sensibilità della pila e del 
galvanometro. Cogli stromenti da me adoperati i valori di quelle due costanti erano 
log. m= 1,2466 088 — 10 
log. n= 5,525 41 89 — 10, 
colla condizione che la pila si intenda collocata ad una distanza dal disco raggiante 
eguale a 107,17 volte il diametro di questo, così che il corpo apparisca alla faccia 
della pila sotto l’angolo visuale di 31’ 3", 6 al pari del sole. 
Come dissi, in queste ricerche mi valsi dei medesimi strumenti, e per conse- 
guenza rimane applicabile alle stesse la formola anzidetta cogli indicati valori delle 
costanti m ed n. Solo debbo notare che mediante un piccolo spostamento di quella 
calamita, che nella bussola di Wiedemann serve a neutralizzare in parte la forza 
direttrice del magnetismo terrestre, venne resa ancor più sensibile la bussola stessa. 
La sensibilità fu accresciuta nel rapporto da 0,933 a 1, in guisa che le letture Y, 
che ora si fanno alla bussola devono essere moltiplicate per 0,933 per averne i valori 
di Y da. introdurre nella formola; cioè si ha 
NE—NAP401935: 
Aggiungerò che la formola del raggiamento, tale qual’essa è, esige che la su- 
perficie raggiante sia dotata del massimo poter emissivo, come il nero fumo. 
$ 2. Esperienze sulle fiamme azzurrognole poco luminose. 
Le esperienze vennero fatte sulle fiamme poco luminose che si ottengono coi 
bruciatori di Bunsen, solamente, in luogo dei soliti, feci uso dei bruciatori a ventaglio. 
Questi riescono sommamente giovevoli perchè presentano un largo tratto di fiamma 
limitata da superficie parallele, e si può quindi conoscere con sufficiente precisione 
la grossezza della parte della fiamma di cui si misura il raggiamento termico e di 
cui si vuol determinare la trasparenza e quindi anche l’assorbimento esercitato sui 
raggi di una fiamma collocata al di dietro di essa. Uno schermo a doppie pareti 
metalliche munito di un foro circolare del diametro di un centimetro veniva collocato 
fra la pila termoelettrica e la fiamma a piccola distanza da questa, in guisa che 
ogni elemento della pila termoelettrica riceveva un fascio di raggi da una equivalente 
» 
