— 321 — 
saldature a temperature differenti l'una dall'altra, si stabilisce fra esse una differenza 
di potenziale, che dà origine ad una corrente elettrica. La forza elettromotrice così 
sviluppata può essere ritenuta, se la differenza di temperatura non è molto grande, 
con.molta approssimazione ad essa proporzionale: 
E=e(&— h) 
e, nel caso che la resistenza del circuito rimanga costante, sarà proporzionale alla 
differenza di temperatura anche la intensità della corrente: 
0=@ (et) ; 
per cui, se nel circuito introduciamo insieme con una resistenza, tale che quella della 
coppia termoelettrica sia trascurabile, un galvanometro a specchio, le deviazioni di 
questo essendo proporzionali alla intensità della corrente, saranno anche proporzionali 
alla forza elettromotrice e quindi alla differenza di temperatura fra le due saldature. 
Questo in poche parole è il principio su cui è fondata la determinazione della tem- 
peratura per mezzo della pila termoelettrica. 
Esso fu utilizzato da S. Wroblewski (') per la misura delle basse temperature: 
egli congiunse il termoelemento (rame-argentana) con un galvanometro a specchio 
aperiodico, di forte resistenza in modo che, essendo al suo confronto trascurabile la 
resistenza del circuito, le indicazioni galvanometriche si potevano ritenere diretta- 
mente proporzionali alla forza elettromotrice generata dalla differenza di temperatura 
alle due saldature (una delle quali veniva sempre tenuta a 0° nel ghiaccio fondente). 
Quindi stabilita una volta la relazione fra la temperatura e la forza elettromotrice, 
si aveva un mezzo per misurare la temperatura. Il campionamento di tale coppia fu 
fatto per mezzo di quattro temperature determinate col termometro a idrogeno: punto 
di ebollizione dell’acqua, punto di fusione del ghiaccio, punto di ebollizione dell’etilene 
e dell'azoto alla pressione atmosferica; e la relazione collegante la temperatura 0 alle 
deviazioni w del galvanometro lette sulla scala fu da lui espressa per mezzo di una 
formola d'interpolazione di 3° grado: 
0= awH bw 4- cw° . 
Il campionamento della pila termoelettrica fu fatta in modo diverso da Holborn e 
Wien (?); essi confrontarono a basse tamperature il termometro a idrogeno con un 
termoelemento ferro costantana, determinando direttamente la forza elettromotrice, 
col metodo a compensazione, in microvolt; e quindi essi esprimono la temperatura # 
direttamente in funzione della forza elettromotrice #, espressa in microvolt, per mezzo 
di una equazione empirica di 2° grado: 
i= ax + da? 
(1) Wied. Ann. 25, 1885, pag. 371. 
(?) Loc. cit. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE — MemorIE —- Vol. IV, Serie 58. 41 
