— 922 — 
ricavata da due note temperature: quella di sublimazione del miscuglio di anidride 
carbonica solida e alcool e quella di ebollizione dell’aria. Questo procedimento non 
è però ritenuto del tutto esatto da A. Ladenburg e C. Krigel ('), perchè non è in 
alcun modo stabilito che la temperatura sia una funzione di 2° grado del numero 
dei volt della corrente termoelettrica che le corrisponde, tanto più che il secondo 
termine della equazione di Holborn e Wien può ascendere persino a 40°. Essi affer- 
mano, che immaginando che la temperatura si sviluppi secondo le potenze crescenti 
di x, non si può arrestare la serie che allorquando i suoi termini cominciano a di- 
ventare molto piccoli in confronto degli altri. Per questa ragione tre furono le tem- 
perature, fissate col termometro a idrogeno, per mezzo delle quali campionarono la loro 
pila termoelettrica: punto d'ebollizione dell’aria liquida, punto di ebollizione dell’eti- 
lene e punto di sublimazione del miscuglio di anidride carbonica solida ed alcool 
assoluto. L'esattezza dell'equazione cubica così ottenuta (in cui 4 esprime i millivolt) : 
t= ax + ba° + ca? 
fu controllata determinando per mezzo del termoelemento un quarto punto: quello 
di fusione dell'etere, già antecedentemente fissato col termometro a idrogeno, e la 
coincidenza fu soddisfacente. 
La pila termoelettrica è uno strumento di facile costruzione, il suo campiona- 
mento non presenta grandissime difficoltà, le sue indicazioni servono con esattezza; 
per queste ragioni fu adottata nel nostro lavoro: l’usare un termometro a idrogeno 
sarebbe stato molto incomodo e talvolta anche impossibile, dato il volume così grande 
del suo bulbo, in confronto del volume di liquido che si può avere a disposizione. 
2. — Determinazione dei punti di fusione. 
La pila termoelettrica da noi costruita in laboratorio era formata di dodici 
coppie ferro-argentana, costituite di filo metallico del diametro di circa 0,8 mm., 
rivestito con leggera carta pergamenata; la pila così ottenuta, lunga circa 60 cm., 
venne tutta avvolta con filo di seta, in modo però da lasciar scoperte le estremità 
delle saldature, le quali erano accuratamente isolate l’una dall'altra. In tal modo 
il suo spessore non era più grande di quello di un termometro a mercurio. Fu fis- 
sata su apposito sostegno: le due estremità dei fili liberi furono saldate a due serra- 
fili, per mezzo dei quali venne introdotto in circuito, insieme ad un commutatore, 
un sensibile galvanometro a specchio di Wiedemann (*) di forte resistenza, in modo 
che la resistenza del circuito fosse trascurabile in suo confronto: così che si potè, 
senza tema d'errore, ritenere le deviazioni proporzionali alla forza elettromotrice. 
(1) Berichte der deut. Ch. Gesell. zu Berl. XXXII 2, 1899, pag. 1818. 
(®) Il suo coefficiente di riduzione era (colla scala a distanza di m. 2,50) di 2,186 X 107° Amp. 
per 1 cm. della scala. 
