— 392 — 
L'apparecchio per l’aria liquida consta essenzialmente di due parti: un anello 
cilindrico A (diametro int. 95, est. 97 mm.) solidale con un corsoio che permette 
lo spostamento in senso verticale di tutto il sistema; e il refrigerante propriamente 
detto R, che entra a sfregamento dolce e può ruotare nell'anello. Anello e refrige- 
rante sono di packfong con saldature forti a incastro; solo la lastra, che, come nel- 
l'apparecchio già descritto, trasmette il calore dal minerale all'aria liquida, è di 
rame. La rotazione del refrigerante nell'anello può eseguirsi dall'esterno della cas- 









setta mediante la chiave con manovella M, che, introdotta nel foro della parete 
della cassetta, abbraccia la vite perpetua V; questa è sostenuta da un manicotto, 
fisso con due viti all’anello A, e si adatta nei denti di una cremagliera, che cinge 
la bocca del refrigerante. 
Il disco di rame ha lo spessore di 5 mm. e permette così di essere percorso da 
un foro cilindrico, nella direzione di un raggio. In questa direzione il disco è pro- 
lungato con un tratto, che penetra ed è saldato nella parete esterna del refrigerante, 
la quale è forata in corrispondenza. ‘Per questo foro può introdursi il cannello di 
ottone a d (fig. 4). Se poi nell'apertura circolare al centro della lastra di rame 
(diam. 15 !/» mm.) è posto l'anello di rame e (fig. 4), si può far penetrare l’ estre- 
mità « del cannello in questo anello ed allora, ruotando dall’ esterno il cannello & d, 
viene a ruotare insieme l'anello c; questa disposizione serve per la determinazione 
dell'angolo degli assi ottici. Per orientare convenientemente il preparato ottico nel- 
l'anello c (diam. est. 15, int. 11 mm.) serve l'anello dentato di rame 4 (diam. 
