— 395 — 
est. 10 !/,, int. 8!/, mm.) che abbraccia nn vetrino circolare e che può ruotare 
nell'anello e, introducendo lo spillo d'acciaio #7 (con punta dentata) nel can- 
nello 4 è; l'anello e sta sopra l'anello dentato, per regolarne il movimento. 
Tanto il cannello 4, che lo spillo #7 (diam. 2!/, mm.) si possono far ruotare 
dall'esterno della cassetta mediante le rotelle B, H rispettivamente; alla rotella B 
è unito un indice N, che, quando questa gira, scorre sul piano della parete; e una 
graduazione incisa sulla parete permette di conoscere l'angolo di cui si è ruotato il 
preparato ottico. 
Inoltre I è l’imbuto per versare l’aria liquida; TT è una coppia termoelettrica. 
Le pareti anteriore e superiore della cassetta sono di vetro; le altre di legno: la 
posteriore e la superiore possono togliersi quando occorre. 
o 
te 
x 
( 

x 
) 
n). as 
-_i a 


fi 
È 
ty 
Si 


Ji de i PO AASSAAAIO A} 
Crt 
Pie. 4. (grandezza naturale) 
Coppia termoelettrica. — Per la determinazione delle temperature mi sono 
costruito una coppia termoelettrica ferro-constantano, di cui una saldatura era co- 
stantemente tenuta nel ghiaccio fondente, e l’altra saldatura toccava il vetrino su 
cui stava la lamina da studiarsi; le letture eran fatte con cannocchiale e scala, ado- 
perando un buon galvanometro Wiedemann la cui sensibilità era convenientemente 
regolata in precedenza. 
Le esperienze da Holborn e Wien (') istituite per confrontare la pila ferro-con- 
stantano col termometro a idrogeno, hanno condotto a stabilire che fra 0° e — 190° 
(temperatura di liquefazione dell’aria) la temperatura £ è data in funzione della forza 
termoelettromotrice 4, per mezzo dell'equazione : 
t=—0,01780 7 — 0,000000 8784 2°. 
Non disponendo nè di un termometro a idrogeno, nè di un'altra coppia campionata, 
e non avendo neppure modo di determinare con precisione i — 79° del miscuglio 
d'etere e anidride carbonica, per avere una temperatura intermedia fra 0° e — 190°, 
mi sono contentato di fissare una temperatura di —18° con un buon termometro a 
mercurio. Essendo il constantano, e specialmente il ferro della mia coppia, quasi di 
certo, di qualità differenti da quelli adoperati da Holborn e Wien, prevedevo di 
(1) Wied. Ann., t. LIX, pag. 213, 1896. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE — MemorIE — Vol. IV, Ser. 5°, 50 
