10 M. SEKULIĆ, 
koji ćemo u sliedećem opisati odgovara podpuno ovom  zahtievu, 
jednostavan je, stoji malo novaca, a navještuje pogibelj nedvojbeno. 
Da se lakše pozna valjanost toga aparata opisati ćemo ga u obće i 
njegovo djelovanje, po tom razviti teoretički njegove odnošaje, a 
račun sa svim tek onda izvesti, ako se nakani aparat upotriebiti i 
ako nam se dotična sredstva pruže. U svakom slučaju pridržavamo 
si svako pravo na ovaj svoj umotvor. 
U ovoj razpravi razvite formule protežu se na najjednostavnije 
slučaje i pokazuju samo put kojim se ići mora. 
Slika 1. na priloženoj tablici pokazuje sav aparat. Na gornjem 
kraju vrtena ili osi AZ nastavljen je križ, a na kraju svake grane 
križa navrnute su šuplje polukruglje 1, 1, 0, p od tanke lime, ka- 
kono se nalaze običajno na anemometrih. Kada vjetar puše, onda 
udara u šupljinu polukruglje većom silom nego o dutku stranu, a 
usljed toga moraju kruglje vjetru izbjegavati i os AT vrtiti. Malo 
niže nataknute su dvie ciele težke kruglje C i C“ u paralelogramu 
po put regulatora na parnih strojevih. Stranice AD i AD“ spojene 
su kod cd sa osi čvrsto, ali se ipak mogu oko zavoranja ć i d 
gore i dolje micati, stranice DB i D“B“ spojene su sa grivnom BB“ 
i sa stranicami AD i AD“ isto tako, usljed česa je cieliparalelo- 
gram u svih svojih člancih gibljiv.  Uplivom centrifugalne sile mogu 
se kruglje Ci C“ od osi AH odmicati ili se njoj približavati, tim se 
grivna BB“ diže ili spušta, jer je gibljiva okolo drvene cievi GH. 
Kroz ovu drvenu ciev prolazi os AE i vrti se u grljku tt“ iu dnu 
na nadenoj matici. Ciev GH stoji čvrsto u puški P na podu FF. 
Sa dvie suprotne strane ima uzke zarezotine r, s, kroz koje je pro- 
vučena osamljena munjovodna žica Kkr, i Lis, kod HH spojeni 
su krajevi ovih žica sa kovnimi umetci #2“, a ovi su odkriti 1 s 
površjem cievi u istoj plohi. Grivna BB' je od kosti ili tvrdoga 
drveta i opasana je dvama kovnima obručičina kako slika II. kaže, 
od ovih obručića idu kovni trakovi m kroz šupljinu grivne. 
Kako se grivna usljed centrifugalne sile digne do H, onda se sva- 
kim okružnim nišajem dodirnu traci 2 sa kovnimi umetci vo“, 
usljed toga zatvori se munjevna struja, koja javlja taj dogodjaj na 
dotično mjesto. "To javljanje traje tako dugo dok je bura kadra 
vrteno AE tako okrećati, da usljed centrifugalne sile kruglje CC' 
drže grivnu više točke HH. Kako bura popusti slegu se kruglje 
CC“ prama vrtenu, grivna se spusti od umetak4 v»“, a munjevna 
se struja stalno prekine, a tim prestaje doglasivanje, što znači da 
nikakove pogibelji nema. Dimenzije aparata pako, valja tako pro- 
a 
