OPREDJELJIVANJE VLAGE U ZRAKU. 3 
Da se ova misao izvede, treba jednostavan aparat (sl. 1.) sasto- 
jeći se od staklene tikve, providjene sa nepropušnim zaklopom, 
s usadjenim manometrom i sa dvie zatvorive cievi za usisanje zraka, 
što se iztraživati imade. Termometar može, već kako je sgodnije, ili 
u hladilu ili u tikvi biti. 
Kano hladilo zadovoljuje u ljetno doba led sa vlažnim zrakom, 
zimi pri suhom zraku i u obće u doba, kada napetost vodenih para 
u zraku na 4:67" padne, treba druge razhladjujuće smjese. Poznato 
je, da jedna čest kuhinjske soli daje sa 3 česti leda hladilo od 
—21"C. Ako bi pako i to premalo bilo, mogla bi se upotriebiti na 
—32* ohladjujuća smjesa od 3 česti salmiaka, 2 salitra, 4 česti 
Glauberove soli i 9 česti vode. 
A. Hygrometar od staklene tikve sa vanjskim manometrom. 
Ovaj aparat predstavlja slika 1. Da se 
napuni zrakom, što se iztražiti imade, 
služe cievi c i di pipac H. Jedna ciev 
završuje se gori na nepropušnom za- 
klopu, druga siže do blizu dna. Jedna 
ciev je n. pr. ciev c spojena sa aspira- 
torom; u tu spojitbu umješćeno je su- 
šilo od chlorcalcija ili plovućca sa sum- 
porovom kiselinom, da se sačuva ulazak 
para od aspiratora u tikvu, druga ciev 
d okančuje se u zraku, što se usisati 
imade. Sada se pušća zrak tako dugo 
strujiti, dok se po izkustvu ne čini, da 
je prijašnji zrak iz baluna posvema iz- 
tisnut i da je balun sam primio tem- 
peraturu zraka, što se iztražiti imade. 
Prije nego se balun pipcem /1 zatvori, 
Slika 1. koji se može lahko tako prirediti, da 
obadvie cievi zajedno zatvori: valja po- 
najprije aspirator umiriti, da se dotle uzljuljani zrak upokoji, ter usi- 
sani zrak postigne tlak vanjskoga uzduha, što se na barometru 
odčitati imade. 
Neka je & u milimetrih izražena visina na ništicu svedena stupca 
žive, kojemu drži ravnotežje prava napetost vodenih para onoga 
zraka, koji iztražiti imademo, pri onom barometrovu stanju 0,, 
pri kojem smo punili balun, i pri istodobno opaženoj temperaturi 
# 

