OPREDJELJIVANJE VLAGE U ZRAKU. 18) 
sam dolnji kraj 1 manometrove cievi dielomice pamukom izpunio, 
a žarenje topline medju hladilom i manometrom prepriečio sam 
kartunom, postaviv ga na balunov zaklop. Sasvim tim ne bijaše 
pri tih pokusih razlika #9 — t, nikada preko 21* C. 
Buduć da za balunova ohladjivanja stoji zrak u manometru pod 
nutarnjim tlakom 6, — h,, to zauzimlje veći objam v,, i to po 
istom zakonu, uzev t, za stalnu temperaturu i zrak u manometru 
kano suh 
b, M (b, s h,) Vi» 
dakle 
by 
b, — h, 
Od toga zračnoga objama v, unidje jedna čest », u nutarnji ba- 
lunov prostor. Da se ova čest v, nadje, valja pomisliti, da se je 
živa u manometru digla preko ravnotežnoga površja o do 2. Na- 
znači li se objam on sa Av, to iznaša sada objam zraka u nutarnjem 

N+ == s. V: 
manometrovu prostoru još v — Av, po tom je 
Vo, = v, — (v — Av). 
Jer ovaj objam v, sa tlakom b, — /, i temperaturom #, unidje 
u balun od objama V i temperature £,, ter umnoža u ovom tlak 
x > p za y milimetara. I to je 
(ba — hi) WM 2 [E rit ra 
4 +t ud | | 


dakle 
vo=ibEž hr) a maLo 
ET er je pako u nutarnjem balunovu prostor u tlak plna# +y+p 
za veličinu manometrova tlaka h, manji nego zračni tlak za vrieme 
bilježenja, to je 
x-by+p=b — hh, 
te se substitucijom nadjenih vriednosti za 4 i y dobije izraz za 
proračunavanje prave napetosti vodenih para u iztraženom zraku: 
ke, 4b-t peke (be — h,)(v — Av)... .(1). 
4--t V 
Ovaj obličak predpostavlja, da u manometru zatvoreni zrak na- 
kon samovoljnih miena pri bilježenju stanja žive h, ipak onu istu 
temperaturu t, u manometru imade, pri kojoj se balun punio zra- 
kom, što se iztražiti imao. U obće valja se ipak i na to osvrnuti, 
da imade ovdje tri različite temperature. Ako se je balun napunio 
na prostom pri temperaturi t,, pak se onda odnio prikladnosti radi 
h=b, — (b, — 
